XVIII, 2. 



Meyer: Eine Mikroskopirlampe. 



i i;» 



Die besten mikroskopischen Bilder erhielt ich noch mit Gasglühlicht 

 und der bekannten mit Wasser gefüllten Schusterkugel, einer Vor- 

 richtung, die für schwächere Objective völlig ausreicht, jedoch gegen- 

 über dem für diese fast gleichwertig einfachen Gasglühlichte den 

 Nachtheil besitzt, dass man noch eine zweite Lichtquelle neben der 

 dem Mikroskope das Licht liefernden Lampe aufstellen mnss , wenn 

 man mit dem Zeichenprisma arbeiten will. Ich sah mich deshalb 

 veranlasst, selbst eine Mikroskopirlampe zu construiren, welche mir 

 jetzt bedeutend mehr leistet als die älteren Modelle. 



Selbstverständlich konnte auch ich die Fehler, welche durch die 

 Abweichung der Zusammensetzung des Lichtes der künstlichen Licht- 



quellen von der Zusammensetzung des Sonnenlichtes jeder Mikro- 

 skopirlampe anhaften müssen, nicht eliminiren, nur die Lichtquelle 

 günstig wählen und den Strahlengang in der Lampe zweckmässig 

 gestalten. 



Als Lichtquelle benutze ich eine kleine Gasglühlampe mit 

 AuER'schem Glühstrumpfe, da der kleine Brenner weniger Gas kostet, 

 weniger wärmt und in der Lampe doch noch eine hinreichende Licht- 

 intensität liefert. Den Glühkörper stelle ich in den Brennpunkt eines 

 parabolischen Spiegels (P der beistehenden Figur), welcher mit der 

 Lampe auf einem Dreifusse befestigt ist. Der Spiegel macht die 

 Lichtstrahlen annähernd parallel und wirft sie auf eine matte Glas- 

 scheibe (M), welche ein sehr feines Korn besitzt, einen Theil der 

 Strahlen, ohne deren Richtung zu ändern, einen anderen Theil zer- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XVIII, 2. 



10 



