146 Arndt: Präcisionssäge zur Herstellung' mikrosk. Präparate. XVIII.-'. 



streut austreten lässt. In einer Entfernung - von ungefähr 2ö cm 

 vom Fusse der Lampe , bei Benutzung der stärksten Systeme , oder 

 ungefähr bis 35 cm bei Anwendung schwacher Systeme , wird das 

 Mikroskop aufgestellt, dessen Spiegel (S) das Licht aufnimmt. Der 

 Schirm B schützt die Augen gegen das directe Licht der Lampe. 

 Die Lampe ist von W. u. H. Seibert in Wetzlar oder von Me- 

 chaniker Fr. Bühler in Marburg (Bez. Cassel) zu beziehen. 



Zu beachten ist bei Benutzung der Lampe, dass die leuchtende 

 Stelle des gut glühenden Glühstrumpfes im Brennpunkte des Spiegels 

 stehen niuss. Der Spiegel ist zum Höher- und Tieferstellen ein- 

 gerichtet. Ferner darf keine beliebige Mattscheibe für die Lampe 

 benutzt werden , da das Korn der Scheibe von grosser Bedeutung 

 für die Leistung der Lampe ist. Der Neusilberspiegel hält seine 

 Politur sehr gut, sollte er durch unrichtige Behandlung sich trüben, 

 so kann man ihn mittels eines trockenen , mit etwas Wiener Kalk 

 eingeriebenen Fensterleders leicht wieder blank putzen. 



[Eingegangen am 27. August 1901.] 



Präcisionssäge zur Herstellung mikroskopischer 

 Präparate harter Substanzen. 1 



Von 



Cand. med. Georg Arndt 



in Berlin. 



Hierzu neun Holzschnitte. 



An die Thatsache anknüpfend , dass die Herstellung mikrosko- 

 pischer Präparate aus Hartgebilden, wie Knochen, Zahn und gewissen 

 botanischen Objecten auf dem Schleifstein oder der mit Schmirgel 

 bedeckten Glasplatte einen geraumen Zeitaufwand erfordert und weit 



J ) Nach einem in der Berliner Physiologischen Gesellschaft am 14. Juni 

 dieses Jahres gehaltenen Vortrage mit Demonstrationen. 



