XVIII, 2. Arndt: Präcisionsslige zur Herstellung mikrosk. Präparate. 151 



so ist bereits erwähnt worden, dass die einfachen Laubsäge- 

 blätter schnell stumpf und bauchig werden ; die gebräuchlichen 

 Metallsägen , die bei feiner Zahnimg ein breites Blatt besitzen, 

 nutzen sich zwar weniger leicht ab , haben aber den Nachtheil, 

 Schnitte von allmählich immer breiter werdender, keilförmiger Ge- 

 stalt zu liefern, weil bei den unvermeidlichen seitlichen Schwankungen 

 des Werkzeuges beim Sägen die beiden Sägeblätter bald links, bald 

 rechts mit ihren oberen Kanten — die unteren, schneidenden, sind 

 in den zwei Schnittfurchen fixirt — gegen die Schnittflächen stossen 

 und dadurch zur Divergenz gebracht werden ; aus demselben Grunde 

 können sie auch convergiren, wodurch dann der Schnitt ein vorzeitiges 

 Ende erreicht. Nur die sogenannten Mailänder Metallsägen, die in 

 guten AVerkzeuggesckäften in verschiedenen Stärkegraden zu billigem 

 Preise käuflich sind , haben sich als geeignet erwiesen 5 sie sehen 

 den Laubsägen ähnlich, unterscheiden sich von ihnen aber äusserlich 

 durch die Gleichmässigkeit und Schärfe ihrer Zähne; sie sind aus 

 hartem, dabei nicht sprödem Uhrfederstahl gefertigt und besitzen 

 eine im Verhältniss zu ihrem Querschnitte erstaunliche Zugfestigkeit. 

 Die Zähne stehen gegen die Sägenachse in einem Winkel von 45° 

 geneigt und zeigen an einer Seite einen kaum wahrnehmbaren, un- 

 regelmässigen, durch die Herstellungsweise bedingten Grat, der durch 

 Abfeilen erst gänzlich entfernt werden muss. Von den verschiedenen 

 Stärkegraden der Mailänder Sägen ist der als No. 4 bezeichnete 

 für unsere Zwecke am geeignetsten, sowohl hinsichtlich der Zug- 

 festigkeit als auch der Art der Zahnung. Diese Sägen haben bei einer 

 Breite von 1 mm und 0*5 mm Dicke 13 Zähne auf je 1 cm Länge. 

 Sehr dünne Sägen, die wegen der Feinheit ihrer Zähne Vortheil 

 bringen könnten, sind wegen mangelnder Zugfestigkeit nicht zu ver- 

 wenden. Der Wunsch, dünnere Schnitte, besonders auch von weniger 

 hartem, faserigen oder spongiösen Materiale zu erzielen, führte mich 

 dazu, Sägen von grösserer Dicke (über 1 mm) mit fast quadratischem 

 Querschnitt (Figur 8, a) herstellen zu lassen, deren ausserordentlich 

 feine Zähne unter Controle der Lupe einzeln mit dem Meissel ge- 

 hauen waren und der Sägefläche das Aussehen einer feinen Feile 

 gaben. Diese Sägen waren weit starrer als die Mailänder und be- 

 hielten ihren gegenseitigen Abstand auch bei sehr unsicherer Füh- 

 rung des Instrumentes. Ihre Arbeit glich dabei mehr der einer Feile. 

 An beiden Seiten hatten sie einen vom Meisselschlag herrührenden, 

 ziemlich gleichmässigen Grat (Figur 8, c). Hinsichtlich des Schnei- 

 dens von porösem Material zeigten sie keinen Vorzug, dagegen 



