XVIII, 2. Referate. 245 



können. Der Satz auf p. 9: „Das gewöhnliche Licht wird durch 

 Reflexion oder Brechung in theilweise polarisirtes Licht umgewandelt, 

 am vollständigsten durch Reflexion unter einem von der Lichtbrechung 

 der reflectirenden Substanz abhängigen Winkel, welcher so 

 beschaffen ist, dass der reflectirte Antheil des unter demselben 

 einfallenden Lichtes auf dem gebrochenen senkrecht steht," ist dem 

 Ref. besonders aufgefallen ; auch pflegt man als Polarisationswinkel 

 von Gias 57° anzugeben, nicht wie hier 33°. Ein solcher Satz 

 kommt natürlich für die Beurtheilung des Werkes nicht weiter in 

 Betracht und diese geht dahin, dass das Werk gut durchgearbeitet ist 

 und seinem Zwecke vollkommen entspricht, es ist eben sowohl dem 

 Anfänger als Anleitung zum Arbeiten mit dem Polarisationsmikroskop, 

 als dem Erfahrenen als zuverlässiger Rathgeber zu empfehlen. 



H. Brauns. 



Wülfing, E. A., Ueber einen vereinfachten Apparat zur 

 Herstellung orientirter Kry stallschliff e (Neues 

 Jahrb. f. Mineral. Bd. II, 1901, p. 1). 

 Der Verf. giebt hier die Beschreibung eines neuen, gegenüber 

 dein früher von ihm construirten wesentlich vereinfachten Apparates 

 zur Herstellung orientirter Krystallschlifte, mit dem bei mitgetheilten 

 Schleifversuchen die durchschnittliche Genauigkeit der Flächenlage 

 an 40 Winkeln ohne besondere Mühe bis auf 2' richtig hergestellt 

 worden ist. Wegen der Construction des Apparates und der Schleif- 

 methode umss auf das Original verwiesen werden. R. Brauns. 



Koenigsberger, J., Zur optischen Bestimmung der Erze 



(Centralbl. für Mineral. 1901, No. 7, p. 195). 

 Es wird hier eine Methode beschrieben, nach der optisch isotrope 

 Erze von anisotropen mit Hülfe des Mikroskops unterschieden werden 

 können. Lässt man natürliches Licht auf eine Krystallfläche oder 

 eine polirte Fläche einer optisch isotropen Substanz senkrecht auf- 

 fallen, so ist das reflectirte Licht unpolarisirt, während das von einer 

 anisotropen Platte reflectirte Licht theilweise polarisirt ist. Da aber 

 der Betrag des polarisirten Lichtes gegenüber dem noch vorhandenen 

 natürlichen gering ist, bedarf es besonderer Mittel zu seiner Wahr- 

 nehmung. Der Verf. benutzt folgende Anordnung, welche ermöglicht, 

 eine Intensität des polarisirten Lichtes von 3 /t 000 , die des natürlichen 

 = 1 gesetzt, wahrzunehmen. An einem Mikroskoptubus mit Innen- 

 nicol wird ein sogenannter Verticalilluminator, das ist ein drehbares, 



