Band XVIII. Heft 3. 



Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. 



Von 



Dr. August Köhler 



in Jena. 



H i e rzu drei H o 1 z s c h n i 1 1 e. 



Bei der Benutzung der Projectionsoculare hat man bekanntlich 

 zunächst den Ocularkopf so lange vor oder zurück zu schrauben, bis 

 die im Ocular angebrachte Blende scharf auf dem Schirm oder auf 

 der Mattscheibe erscheint. Ist einmal die einem bestimmten Schirm- 

 abstand entsprechende Stellung des Ocularkopfs ermittelt, so stellt 

 man das Präparat in der üblichen Weise mittels der Mikrometer- 

 bewegung oder mittels Zahn und Trieb ein. Das Objectiv wird 

 dann unter genau denselben Bedingungen benutzt wie beim Gebrauch 

 mit den gewöhnlichen Ocularen, und das Bild zeigt dementsprechend 

 auch die gleiche Vollkommenheit wie bei der directen Beobachtung. 



Das Scharfeinstellen des Randes der Ocularblende auf dem 

 Schirm oder der Mattscheibe ist nun eine recht beschwerliche und 

 zeitraubende Sache, wenn man sich nicht auf ganz wenige, be- 

 stimmte Cameralängen beschränken will. Ausserdem hat man bei 

 grossen Auszuglängen noch mit dem Missstande zu kämpfen, dass 

 die Beurtheilung der Bildschärfe wegen der geringen Apertur der 

 abbildenden Büschel schwierig ist. Unter Umständen wird auch das 

 Bild der Blende grösser als die Mattscheibe, sodass die Einstellung 

 ohne Anwendung eines grösseren Hülfsschirms unmöglich ist. 



Neuerdings habe ich nun eine Vorrichtung anfertigen lassen, 

 welche die richtige Einstellung der Projectionsoculare der Pinna 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XVIII, 3. IS 



