274 Köhler: Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. XVIII, 3. 



Carl Zeiss mit hinreichender Genauigkeit sozusagen mechanisch zu 

 finden gestattet. Die Einführung dieser Einrichtung hat eine Aenderung 

 der Theilung bei den Projectionsocularen rathsam erscheinen lassen, 

 die zunächst beschrieben werden soll. 



Diese neue Theilung ist so eingerichtet , dass man die Ver- 

 schiebung des Ocularkopfs bis auf halbe Millimeter genau unmittel- 

 bar ablesen kann. Wie Figur 1 zeigt, sind die ganzen Millimeter 

 beziffert, die Theilung reicht bei Ocular 2 von bis 9 mm, bei 

 Ocular 4 von bis 6 mm. 



Steht der Index auf 0, so liegt bei beiden Ocularen der vordere 

 Brennpunkt des Projectionssystems, das den Ocularkopf bildet, in der 

 Ebene der Ocularblende ; stellt man den Index auf einen anderen 

 Theilstrich , so rückt der Brennpunkt in Folge der Verschiebung 



1. 



Theilung der Projectionsoculare No. 2 und No. 4. 



des Systems um soviel Millimeter hinter die Blendenebene als die 

 Theilung anzeigt. 



Um den Ocularkopf innerhalb der Grenzen , die durch seine 

 Einsteilvorrichtung gezogen sind , bequem für jede beliebige Pro- 

 jectionsdistanz einzustellen, benutzt man ein Bandmaass, das mit 

 einer besonders berechneten Theilung versehen ist. 



Dasselbe zeigt auf der einen Seite eine blaue, mit P. 2 be- 

 zeichnete und für Ocular 2 bestimmte Theilung, auf der anderen 

 Seite eine rothe, die die Aufschrift P i trägt und für Ocular 4 gilt. 



Die Theilungen gelten zugleich auch für die Projectionsocuhiic 

 für den englischen Tubus , und zwar die b laue für Ocular 3 , die 

 rothe für Ocular 6. 



Beide Theilungen beginnen mit einem nahe dem freien Ende 

 des Messbandes gelegenen, nicht besonders bezeichneten Strich , von 

 dem der nächste Strich der Theilung auf der einen Seite etwa 



