XVHI, 3. Köhler: Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. 275 



24 cm, auf der anderen etwa 15 cm entfernt ist. Die Intervalle 

 wachsen nach dem in der Kapsel befestigten Ende des Messbandes 

 zu; diese Intervalle (nicht die Theilstriche selbst!) sind beziffert. 

 Die Bezifferung entspricht derjenigen , welche die Theilstriche des 

 betreffenden Oculars tragen ; sie geht also bei der Theilung P 2 von 

 9 bis 1 , bei der Theilung P 4 von 6 bis 0'5. In den grossen 

 Intervallen, welcbe das innere Ende des Messbandes einnehmen, sind 

 die Ziffern an verschiedenen Stellen angegeben, um das Ablesen zu 

 erleichtern. 



Dieses Bandmaass soll auf folgende Weise benutzt werden : Man 

 bringt den ersten Strich in die Ebene des Schirms , auf dem man 

 das Bild zu entwerfen wünscht, misst nach dem Ocular zu und sieht 

 nach , in welches Intervall die Ebene der Oculartheilung zu liegen 

 kommt: die Zahl, welche man da findet, giebt an, um wie viel 

 Millimeter der Ocularkopf herausgeschraubt werden muss, damit er 

 bei der gewählten Entfernung ein Bild der Blende auf dem Schirm 

 entwirft. 



Im Einzelnen gestaltet sich die Arbeit folgendermaassen : Man 

 sucht zunächst mit Hülfe eines HuYGHENs'schen oder Compensatious- 

 oculars die aufzunehmende Stelle des Präparats auf. Dann ersetzt 

 man dieses Ocular durch das entsprechende Projectionsocular, dessen 

 Index vorläufig auf steht , und stellt nöthigenfalls mit der Mikro- 

 meterschraube von neuem scharf für das Auge ein. 



Nun schiebt man die Camera an das Mikroskop heran, wählt 

 die Entfernung der Mattscheibe vom Ocular so gross , wie es zur 

 Erzielung der gewünschten Vergrösserung nöthig ist und stellt das 

 Vordertheil der Camera mit dem Lichtverschluss so, dass das Pro- 

 jectionsocular noch zugänglich bleibt. Hierauf zieht man das Mess- 

 band etwas weiter aus der Kapsel, als der Abstand zwischen Ocular 

 und Mattscheibe beträgt, und hängt den Ring am Ende des Bandes 

 an das am Rahmen der Mattscheibe befestigte Knöpfchen. Dann 

 spannt man das Band über den Griff der Mattscheibe hinweg nach 

 dem Mikroskop zu aus (Figur 2) ; hierbei kommt der erste Strich 

 des Messbandes zur Deckung mit einem auf dem Griff der Matt- 

 scheibe angebrachten Strich, der die Lage der mattirten Fläche an- 

 giebt. Bei verticaler Stellung von Mikroskop und Camera lässt man 

 das Messband einfach herabhängen. 



Durch Visiren stellt man nun fest , in welchem Intervall die 

 Fläche, die die Theilung des Projectionsoculars trägt, verlängert ge- 

 dacht, das Messband schneiden würde: die Zahl, die man in diesem 



18* 



