276 Köhler: Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. XVIII, 3. 



N 



o 

 s 



< 



CD 



CS 



O 

 5 



CS 



= 

 ö 



CD 



CO 

 CO 



C 



es 



[S 



I 

 gl 



5' 



CS 

 P- 



2 

 •£. 



CS 

 CS 



CB 



c 



n 



9= 



CB 



Intervall rindet, giebt den Theilstrich an, auf den man den Index 

 des Ocularkopfs zu stellen hat. Ist diese Einstellung bewirkt , so 



schiebt man das Vor- 

 dertheil der Camera 

 soweit gegen das 

 Mikroskop, dass die 

 lichtdichte Verbin- 

 dung erreicht wird 

 und controlirt die 

 Einstellung zunächst 

 auf der Mattscheibe 

 und dann auf der 

 Spiegelglasscheibe. 

 Meist wird nun eine 

 geringe Nachhülfe 

 mittels der feinen Ein- 

 stellung nöthig sein, 

 um das Bild des Prä- 

 parates vollkommen 

 scharf auf der Ein- 

 stellscheibe zu er- 

 halten. Auf voll- 

 kommen scharfe 

 Abbildung des 

 Randes de r c u - 

 larblendebraucht 

 keine Rücksicht 

 g e n o in in e n z u 

 werden. 



Die Theilung des 

 Messbandes wurde 

 auf folgende Weise 

 berechnet. 



Ist f die Brenn- 

 weite des Projec- 

 tionssystems , x die 

 Entfernung des durch 

 das Mikroskopobjec- 

 tiv und das Collectiv erzeugten reellen Bildes vom vorderen Brenn- 

 punkt des ProjectionÄsystems aus gemessen, und X die Entfernung 



