XVIII, 3. Köhler: Messband zum Einstellen der Projectionsoeulare. 277 



des auf der Mattscheibe entworfenen Bildes vom hinteren Brenn- 

 punkt des Projectionssystems, so besteht die Gleichung 



x.X 



f 2 . 



Aus dieser Gleichung wurden nun für die Projectionssystenie 

 der beiden Oculare die Bildabstände X berechnet , welche den Ab- 

 ständen x = 7-t? Vi' 'Vi i7 U mm ( De * Ocular 2 resp. 3) und 



x = '/ 4 , 3 / 4 2o / 4 mm (bei Ocular 4 resp. Gj entsprechen. 



Die Werthe von x lassen sich unmittelbar an der Theilung des 

 Projeetionsoculars ablesen, falls der Brennpunkt bei der Stellung des 

 Index auf in die Blendenebene fällt , was bei der Justirung des 

 Oculars immer hinreichend genau bewirkt werden kann. 



Ox 



4 M 



F 



xV_A 



X 



3. 



Schema eines Projeetionsoculars. 



C Collectiv; Bl Ocularblende ; T Ring mit der Theilung; O Projections- 

 system des Oculars bei der Stellung des Index auf 0; O x Projections- 

 system des Oculars bei der Stellung des Index auf x ; F hinterer Brenn- 

 punkt des Projectionsobjectivs; P Photographische Platte. Die Bedeutung 

 der übrigen Buchstaben ergiebt sich aus dem Text. 



Die berechneten Werthe von X sind nun nicht wie die von x 

 ohne weiteres zu verwenden, denn sie sind, vom hinteren Brenn- 

 punkte des Projectionssystems des Oculars aus gemessen, dessen Lage 

 dem Benutzer des Oculars nicht bekannt ist; ausserdem verschiebt 

 sich dieser Punkt bei der Einstellung des Projectionssystems ebenso 

 längs der Achse wie das System selbst. 



Nennen wir den Abstand dieses hinteren Brennpunktes (F in 

 Figur 3) vom Scheitel der hinteren Linsenfläche s , so ist der von 

 dem Scheitel aus gemessene Bild abstand S 



S = X -4- s. 



