278 Köhler: Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. XVIII, 3. 



Ist nun ferner d der Abstand des Linsenscheitels von der 

 Ebene der Theilung, wenn der Index auf steht (0 Figur 3), so 

 ist der Abstand offenbar d -f- x , wenn das Projectionssystem um 

 x mm verschoben ist, d. h. wenn der Index auf den Theilstrich x 

 eingestellt ist (O x Figur 3). 



Der Abstand A der Mattscheibe oder der photographischen 

 Platte von der Ebene der Oculartheilung ist also 



A = X + s + d -j- x. 



Auf dem Messband sind nun von einem gemeinsamen Anfangs- 

 strich aus die den verschiedenen x entsprechenden Werthe von A auf- 

 getragen ; auf der einen Seite in blauer Farbe für die Oculare 2 und 

 3 (für englischen Tubus), auf der anderen Seite in rother Farbe für 

 die Oculare 4 und 6 (für englischen Tubus). Auf der Scala für 

 Ocular 2 z. B. ist die Entfernung zwischen dem ersten und dem 

 zweiten Theilstrich gleich dem — von der Ebene der Oculartheilung 

 aus gemessenen — Abstand des Bildes für x = 9 1 / 4 mm, die Strecke 

 zwischen dem ersten und dem dritten Theilstrich ist gleich dem Bild- 

 abstand für x = 8 8 / 4 mm; der Abstand zwischen dem zweiten und 

 dritten Striche giebt also die Strecke an, welche das Bild durch- 

 wandert, wenn das Projectionssystem an der entsprechenden Stelle 

 um 0'5 mm verschoben wird. 



Für jeden Bildabstand , der grösser als der erste und kleiner 

 als der zweite ist, müsste streng genommen eine bestimmte Stellung 

 des Index zwischen 9 l / 4 und 8 3 / 4 mm gewählt werden. Diese richtige 

 Stellung ist nun einerseits nicht leicht aufzufinden — wie ein Blick 

 auf die Theilung des Messbandes zeigt, entsprechen gleichen Differenzen 

 von x besonders bei den grossen Bildabständen sehr verschiedene 

 Differenzen von X und A — und anderseits ist eine soweit gehende 

 Genauigkeit der Einstellung auch gar nicht erforderlich. Es ist 

 völlig ausreichend, wenn man für alle zwischen den genannten Grenzen 

 liegenden Bildabstände, einschliesslich des die untere Grenze bilden- 

 den selbst, einen mittleren Werthe von x, in unserem Beispiel 9 mm, 

 wühlt. Der Fehler, den man begeht, beträgt im Maximum 1 / 4 mm ; 

 er ist so gering, dass die hierdurch bewirkte Ungenauigkeit der Ein- 

 stellung des Präparates mit Hülfe der Mikrometerschraube aus- 

 geglichen werden darf. Die Bewegungen der Mikrometerschraube, um 

 die es sich hierbei handelt, sind durchschnittlich nicht grösser als sie 

 bei subjectiver Beobachtung erforderlich sind, wenn Beobachter von 

 verschiedener Sehweite nach einander auf dasselbe Präparat ein- 



