XVIII, o. Kühler: Messband zum Einstellen der Projectionsoculare. 279 



stellen, und die Verschiebung des Objects aus dem aplanatischen Punkt 

 bleibt so gering-, dass eine Einbusse an Bildschärfe hierbei nicht zu 

 befürchten ist. 



Das Projectionsocular 2* und das Mikrometerocular 2 nach 

 Plagge werden in Zukunft mit der gleichen Theilung versehen wie 

 Projectionsocular 2. Bei ihrer Coustruction ist jedoch keine be- 

 sondere Rücksicht auf den Gebrauch des Messbandes genommen : 

 denn ersteres wird vor allem für Projectionszwecke verwandt und 

 für die hierbei in Frage kommenden grossen Bildabstände reicht die 

 Länge des Messbandes (1*50 m) nicht aus, das Messocular dagegen 

 verlangt eine ganz scharfe Einstellung des Projeetionssystems gegen 

 die Mikrometertheiluug , die natürlich auf diesem Wege nicht voll- 

 kommen zu erreichen ist. Zur ersten Orientirung kann das Mess- 

 band natürlich auch hier benutzt werden. 



Vollständigen mikrophotographischen Einrichtungen wird das 

 Bandmaass von der Firma Carl Zeiss gratis beigegeben, andernfalls 

 wird es zum Preis von 1*50 M. geliefert. 



Zum Einstellen der älteren Projectionsoculare kann das Mess- 

 band nicht verwandt werden , wenn die Theilung nicht verändert 

 und Lage der Blende nötigenfalls neu regulirt wird. 



[Eingegangen am 23. September 1901.] 



