282 Tamraes: Eine elektrische Mikroskopirlampe. XVIII, 3. 



viel grössere Lichtfläche erhalten als es sonst der Fall ist. Damit 

 beim Gebrauche möglichst viel Licht benutzt wird, soll das Glüh- 

 lämpchen derart vor dein Mikroskope aufgestellt werden, dass die Win- 

 dungen des Kohlendrahtes von rechts nach links verlaufen, und also 

 die Fläche des Bogens senkrecht zum Beobachter steht. In der 

 Figur ist der Kohlendraht nicht sichtbar, weil das Glas des Glüh- 

 lämpchens matt ist. 



Diese Glühlampe ist in einem gusseisernen Kasten befestigt. 

 Absichtlich ist dazu Gusseisen verwendet, weil dasselbe eine grosse 

 Festigkeit verleiht, durch Hitze sich nicht zieht, wie es mit Holz der 

 Fall ist, und weil die Dimensionen der verschiedenen Exemplare immer 

 genau übereinstimmen. Es ist nämlich der Kasten so construirt 

 worden, dass er bei allen Stativen der Firma Zeiss von VII an 

 bis zu den grössten bequem benutzt werden kann , und es ist das 

 nur möglich, wenn die verschiedenen Dimensionen ganz genau inne- 

 gehalten werden. Obgleich für die Mikroskope von Zeiss an- 

 gefertigt , ist die Lampe ebenso gut bei anderen Mikroskopen zu 

 gebrauchen. 



Die Form des Kastens ist aus der Figur ersichtlich. An der 

 vorderen Seite befindet sich ein vorspringender Theil a , welcher 

 zwischen Fuss und Tisch des Mikroskopes geschoben wird. So 

 kann das Glühlämpchen dem Spiegel des Mikroskopes möglichst 

 nahe gebracht werden. Die Bodenplatte ist an der hinteren Seite 

 ausgeschnitten, damit genügender Raum für das Glühlämpchen erhalten 

 wird. Dies ist nothwendig, weil weder die Höhe des Apparates 

 grösser sein kann , noch eine kleinere Glühlampe zu empfehlen ist. 

 Die Decke besitzt ein Loch , in dem die Glühlampe befestigt ist, 

 und die Seitenwände sind vollständig geschlossen. Beim Mikroskopiren 

 scheint also das Licht der eigenen Lampe und der Lampen in der 

 Nähe arbeitender Personen nicht direct in die Augen. 



Die hintere Seite ist offen, denn obgleich die Glühlampe nicht 

 so viel Wärme ausstrahlt, dass dies dem Mikroskopirenden je hinder- 

 lich ist, so wird der Apparat bei längerem Gebrauch ziemlich heiss. 

 Beim Arbeiten auf paraflinirten Arbeitstischen, wie sie im Botanischen 

 Laboratorium in Groningen Verwendung linden, ist es darum /u 

 empfehlen, Mikroskop sammt Lampe auf ein Stück Carton von 

 10 X 20 cm zu stellen, dessen obere Seite mit dickem, schwarzen 

 Tuch bekleidet ist. Hierdurch wird dem Schmelzen des Paraffins, 

 folglich auch dem Kleben der Lampe am Tische vorgebeugt. 



Der Lichtschein, welcher aus der Lampe auf den Tisch hinter 



