28G Meissner: Apparat zur Einbettung in Paraffin. XVIII, 3. 



Apparat zur Einbettung in Paraffin. 



Von 



Dr. P. Meissner 



in Berlin. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Wenn man häufig gezwungen ist , thierisches oder pflanzliches 

 Material zum Zwecke des Mikrotomirens in Paraffin einzubetten, so 

 wird man den im Folgenden zu beschreibenden Hilfsapparat gewiss 

 nützlich finden. 



Derselbe ist dem Bedürfniss entsprungen und hat sich mir in 

 Jahre langem Gebrauch sehr zweckmässig erwiesen. 



Der Apparat besteht aus zwei Haupttheilen, dem Thermostaten 

 und dem Kühlreservoir. Der Thermostatkessel Ä' ist aus Kupfer 

 oder Messingblech gefertigt und steht auf den Füssen FF. In seiner 

 oberen Wand ist eine Versenkung eingelassen, welche seitlich in 

 einen Schlitz Y sich fortsetzt. Bei M ist das Thermometer in einen 

 Tubus eingesenkt, während T eine Oeffnung zur Einfüllung des 

 Wassers bildet. In die Versenkung des Kessels lässt sich der oben 

 offene Kasten E einsetzen, welcher seinerseits die Oesen-förmigen 

 Griffe y, q und den Tubus A trägt. Dieser mit einem Schlauch- 

 ansatz versehene Tubus A gleitet in dem Schlitz Y. In diesem aus 

 dünnem Kupferblech hergestellten Kasten E passt ein mit Hand- 

 griffen oj versehener Drahtboden R. Seitlich von der Versenkung 

 des Kessels K sind auf dessen oberen Wand zwei Haken-förmige 

 Träger G angebracht , in welche bei hochgehobenem Kasten E 

 dessen Griffe p, q eingehängt werden können. 



Das Kühlreservoir besteht aus einem Dreifuss IF, welcher zwei 

 Hoden I und II trägt und einer tubulirten etwa ein Liter fassen- 

 den Standfiasche U. Der Tubus dieser Standfiasche ist mit dem 

 Bohransatz A des Kastens E durch einen mit Klemme versehenen 

 Schlauch verbunden. 



Der Apparat wird nun lolgendermaassen gebraucht : Der Kessel Ä 

 wird angeheizt und sein Wasser auf einer Temperatur von etwa 80° C. 

 gehalten. Die Standfiasche wird mit kaltem oder Eiswasser gefüllt. 





