300 



Referate. 



XVIII, 3. 



hat am Rande eine kreisförmige Rinne eingedreht , in die der oben 

 und unten plan geschliffene Glascylinder c genau passt; zum oberen 

 Abschluss dient eine ebenfalls plan geschliffene Glasplatte d. Das 

 zu schneidende , in Celloidin eingebettete Object wird in gewohnter 

 Weise auf die Platte p angekittet. Will man beim Schneiden eine 

 Unterbrechung eintreten lassen, so bestreicht man die Ränder des 

 Cylinders c mit etwas Vaselin , drückt ihn etwas in die Rinne der 

 Platte, füllt ihn mit SOprocentigem Alkohol bis fast an den oberen 

 Rand und deckt die Glasplatte d auf. Das Schnittobject steht so 

 in einer genügend dichten und stabilen Alkoholkammer. Will man 

 weiter schneiden, so wird die Deckplatte etwas bei Seite geschoben 

 und der Alkohol durch Abhebern entfernt. Dabei bedient man sich 



am besten einer kleinen Spritzflasche wie die Figur zeigt. Für den 

 Fall, dass man während des Schneidens oder Färbens einen Schnitt 

 bequem unter dem Mikroskop , eventuell auch bei stärkerer Ver- 

 grösserung prüfen will, empfiehlt Verf. ein kleines, leicht anzufertigen- 

 des Instrument (Figur 2). Es besteht aus einem dünnen hölzernen 

 Rahmen von ungefähr gleicner Grösse der des Mikroskopobjecttisches. 

 dessen vordere Seite fehlt. Auf diesen Rahmen ist eine dünne 

 < Uimmerplatte geklebt, welche nach vorn zu in eine spateiförmige 

 Zunge ausläuft. Beim Gebrauch dreht man zunächst den Rahmen 

 um, so dass die Glimmerplatte nach unten liegt, fischt mit der Zunge 

 unter Zuhilfenahme eines Pinsels den zu prüfenden Schnitt aus dem 

 Gefäss, in dem er sich in Flüssigkeit befindet, auf und transportirt 

 ihn mit dem Pinsel nach der Mitte der Platte, «letzt dreht man den 



