XVIII, 4. 



Scheffer: Beiträge zur Mikrophotographie. 



407 



da die Verluste an der Oberfläche der Glaskugel und an der Unter- 

 flache des Objectträgers wegfallen. 



Ueber den Stand des Kohlenfadens zur optischen Achse, sowie 

 sein Verhältniss zur Apertur des Objectives orientirt man sich ein- 

 fach durch Hineinblicken in den Tubus, nachdem man das Ocular 

 herausgenommen hat. Bei Abbildungen, die nur durch Beugung, 

 Brechung etc. entstehen (Diatomeen, ungefärbte Bacterien, Krystalle) 



II 



4. 



ist ein möglichst kurzer Kohlenfaden, auch für hohe Objectivaperturen 

 zu empfehlen, während für Objecte, die durch Absorption sichtbar 

 werden (z. B. gefärbte Präparate) , der längere Faden empfehlens- 

 werth ist. Die Lämpchen mit langem Kohlenfaden haben dem Faden 

 gegenüber eine plane Wand. 



Getragen wird das Lämpchen von einem Stativ, das in Figur 4 

 abgebildet ist. An der mit einer Führungsnuthe versehenen Säule H 

 ist der Arm, der das Lämpchen trägt, auf- und nieder- und mit der 

 Schraube E festzustellen. Die schwere Fussplatte ruht auf drei 

 Punkten. Sie ist zugleich Träger eines Widerstandes , auf dem die 

 Contactfeder K schleift. Vermittels dieser Einrichtung kann jede 



