XVIII, 4. Po 11: Eine neue elektrische Mikroskopirhunpe. 413 



[Aus dem anatomisch- biologischen Institut der Universität .Berlin.] 



Eine neue elektrische Mikroskopirlampe. 



Von 

 Dr. Heinrich Poll, 



Assistent am anatomisch -biologischen Institut der Universität Berlin. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Die grosse Zahl der bereits angegebenen Mikroskopirlampeu 

 beweist zur Genüge, wie wenig alle den vielseitigen Anforderungen 

 entsprechen, die man unberechtigter Weise an eine künstliche Licht- 

 quelle stellt. Bei der Beschäftigung mit der Herstellung einer Be- 

 leuchtung , die ohne die bisher nothwendigen Linsensysteme ein 

 paralleles Licht liefern sollte, gerieth ich auf eine Anordnung, die 

 als Lichtquelle für ganz allgemeine Zwecke beim Mikroskopiren im 

 durchfallenden Licht, insbesondere auch für starke Vergrösserungen, 

 brauchbar erschien. 



Der kleine Apparat besteht aus einem im Inuenraume eines 

 parabolischen Hohlspiegels (H) angebrachten Glühlampchen von ."> bis 

 7 Volt und 4 bis 5 Kerzen, etwa so gross, wie man sie für cysto- 

 skopische Zwecke benützt. Sie ruht auf dem oberen Ende einer Säule 

 ($), die durch ein Charnir beweglich mit der Fussplatte (F 1 ) ver- 

 bunden ist ; diese trägt zwei Klemmschrauben (Ä ) , zu denen der 

 Strom der jeweils zur Verfügung stehenden Elektricitätsquelle hin- 

 geleitet wird, entweder von einer elektrischen Centralanlage , von 

 einem Accumulator, einerTauchbatterie oder einem Trockenelement. 

 Der Hohlspiegel ist auf der Säule auf und nieder zu schieben und 

 mittels der Stellschraube (St) festzustellen ; bringt man den glühen- 

 den Faden in den Brennpunkt des Hohlspiegels und dessen nächste 

 Umgebung, so entsendet er ein intensiv leuchtendes Lichtbündel 

 aufwärts. 



Für die üblichen Beleuchtungszwecke wird der kleine Apparat 

 unmittelbar unter den Condensor gebracht. Ist der Spiegel des 

 Mikroskopes nicht zum Abnehmen eingerichtet, so stellt man ihn 



