414 



Po 11: Eine neue elektrische Mikroskopirlampe. 



XVIII, 4. 



horizontal und setzt den Apparat darauf; die Unterfläche der Fuss- 

 platte ist mit Leder abgefüttert, damit der Spiegel nicht beschädigt 

 werden kann. Im anderen Falle nimmt man den Mikroskopspiegel 

 fort und setzt das Lämpchen auf den Arbeitstisch, nöthigenfalls auf 

 ein je nach der Beschaffenheit des Stativs zugerichtetes Holzklötzchen. 

 Für das Arbeiten mit geneigtem Mikroskop kann die Lampe in be- 

 liebigem Winkel umgelegt werden. Bei herausgenommenem Ocular 

 lässt sich das Bild des leuchtenden Fadens ohne Mühe centriren. 

 Durch Verstellung des Condensors erreicht man nun leicht eine maxi- 

 male Helligkeit; die optimale Stellung des Condensors ist für jedes 

 Constructionssystem ein wenig verschieden. Auch ohne Condensor 

 erleuchtet die Lampe das Gesichtsfeld zumal bei starken, aber nahezu 



auch bei schwachen Vergrösserungen gleichmässig ; in beiden Fällen 

 kann durch die eingelegte Blauscheibe die Farbe des Lichtes auf 

 weiss corrigirt werden. 



Bei den gewöhnlichen Beleuchtungsmethoden, zumal den in- 

 directen, die durch Reflexion am Mikroskopspiegel das Licht dem 

 Object zuführen, empfindet man als lästigen Mangel, dass das Auge 

 beim Uebergang von den starken Vergrösserungen zu schwächeren 

 von dem plötzlich einfallenden, für jene nothwendigen , nun unge- 

 dämpften, intensiven Licht geblendet wird. Die vorliegende Lampe 

 gestattet mit einem Handgriff die Lichtintensität zu regeln. Sie hängt 

 ab erstens von der Leuchtkraft der Glühlampe, zweitens von der 

 Entfernung des leuchtenden Fadens vom Hohlspiegelbrennpunkt. Die 

 Vereinigung beider Regulirungsweisen erlaubt die feinste Abstufung 

 der Lichtwirkung. Die Leuchtkraft, bedingt durch die Stromstärke, 



