XVIII, 4. Poll: Eine neue elektrische Mikroskopirlampe. 415 



verändert ein kleiner Rheostat ; dieser aber ist nicht unbedingt unent- 

 behrlich, man erhält durch die Benutzung der Einstellvorriehtung, die 

 den Leuchtfaden aus dem Brennpunkte entfernt oder ihm nähert, aus- 

 giebige Lichtstärkevariationen. Maximale Wirkung ergiebt die weiss- 

 glühende Lampe bei genauer Einstellung in den Brennpunkt. Sie 

 erzeugt dann ein so helles Licht, dass man mit den stärksten Immer- 

 sionssystemen (1/16 Leitz, Compensationsocular 18) fast angenehmer 

 arbeiten kann als am hellen Tage. Niemals aber kann die grosse 

 Lichtmenge dem Auge lästig werden ; mit einem Handgriff stellt 

 man sich ein für Objectiv 2 oder 4 gerade angenehmes schwächeres 

 Licht her. 



Auch die Dauer der Lichtwirkung ist leicht durch die Strom- 

 unterbrechung zu regeln ; dies kommt für mikrophotographische Zwecke 

 nicht unwesentlich in Betracht. 



Bei dieser Anordnung besteht das Lichtbündel nicht homogen 

 aus parallelen Strahlen; dazu muss erstens der leuchtende Laden 

 möglichst zu einem leuchtenden Punkt verkürzt werden, der genau 

 in den Brennpunkt gelegt wird. Nicht mit den übrigen parallel 

 sind zweitens die direct von der Lampe entsandten Strahlen ; diese 

 werden durch einen Silberspiegelbelag am oberen, dem Objectiv zu- 

 gewandten Pol der Glühlampe unschädlich gemacht. Bei dieser 

 Anordnung wird natürlich kein Condensor angewandt. Die Versuche 

 mit diesem Spiegel, sowie mit dem Ersatz der parabolischen durch 

 ellipsoidische und anders gekrümmte Hohlspiegel sind noch nicht ab- 

 geschlossen. 



Bei der Durchsicht der Literatur haben sich über ähnliche Vor- 

 richtungen zum Arbeiten im durchfallenden Licht keine Angaben 

 vorgefunden. Allbekannt ist natürlich die Benutzung grosser und 

 kleiner Glühlampen, Bogenlampen etc. in der Weise, dass der Mikro- 

 skoptubus direct auf diese Lichtquellen gerichtet wird. Auch sind 

 schon Glühlampen unter dem Objecttisch angeordnet worden. Am 

 nächsten kommt unserer Lampe die Anordnung von Stein (84) , bei 

 der ein Silberspiegelbelag der Glühlampe selbst eine Art Reflector 

 bildet, und der „Photophore" von Helot-Trouve (van Heurck 85), 

 der Glühlampenlicht , verstärkt durch einen Concavspiegel und ge- 

 sammelt durch eine Linse benutzt. Die Vorzüge und Nachtheile des 

 elektrischen Glühlichts als solchen für specielle mikroskopische Zwecke 

 sind so ausgiebig in der Literatur (van Heurck 81, 82, 85 ; Flesch 84) 

 erörtert worden, dass eine Wiederholung überflüssig ist. 



Ob diese Beleuchtung wissenschaftlich sich nützlich erweisen, 



