XVIII, 4. Kohn: Ueber mikroskopischen Elektricitätsnachweis. 427 



lieber mikroskopischen Elektricitätsnachweis. 



(Vorläufige Mttheilung.) 



Von 



Rudolf Kohn 



in Schlackenwerth. 



Für sehr viele Untersuchungen über physiologische Elektricität 

 erweisen sich die bisherigen Messinstrumente, insbesondere die Elek- 

 troden dieser Instrumente, als viel zu grob und unzuverlässig; dies 

 ist schon oft hervorgehoben worden. Ich habe mich bemüht, mikro- 

 skopische Hilfsmittel der elektriscdien Untersuchung zu gewinnen und 

 muss hier gleich vorausschicken, dass ich keine einzige für sieh 

 allein zuverlässige Methode gefunden habe. Indessen geben doch 

 wohl mehrere meiner Methoden , auf ein und dasselbe Object an- 

 gewendet, manchmal ein Bild von der gröbsten elektrischen Anatomie 

 und Histologie, und ich darf deshalb Einiges aus einer im ganzen 

 noch unfertigen Arbeit hier mittheilen. 



Meine erste Methode gründet sieh auf die chemischen Wirkungen 

 der Elektricität, die mit Zuhilfenahme des Mikroskops ein sehr em- 

 findliches Reagens für Elektricität abgeben; eine Voltamperestunde 

 liefert 2*475 Gramm Gold, unter einer tausendfachen Vergrösserung 

 aber ist ein Würfel von ein Tausendstel Millimeter Seitenlänge, der 

 einprocentige Goldcolloi'dlösung enthält, noch deutlich an seiner tief 

 violetten Farbe zu erkennen. Ein solcher Würfel wiegt ein Billionstel 

 Gramm, er lässt sich theoretisch ableiten als das elektrochemische 

 Aequivalent eines Stromes von etwa einem Hundertstel Billionstel Volt- 

 ampere in der Stunde. Der elektrische Versuch lässt sich nicht bis 

 zu dieser Feinheit herabsetzen und constant erhalten, indessen gelingt 

 es, mit einem Strom von einem Millionstel Voltampere bequem in 

 wenigen Minuten unter dem Mikroskop sichtbare elektrolytische Vor- 

 gänge hervorzurufen, insbesondere aber Säurefuchsin, das durch die 

 leisesten Spuren von Alkali entfärbt wird, an der Kathode zu ent- 

 färben. Die Empfindlichkeit der in physiologischen Laboratorien 

 gebräuchlichen Galvanometer ist jedenfalls viel geringer als die der 

 elektrolytischen Zersetzung unter dem Mikroskop. In der Praxis 

 aber steht man bei so complicirten Objecten, wie es lebende oder 



