li'JIi Tschachotin, Die mikroskopische Strahlenstichmethode, etc. 



Wetzel 4 ) hat nun vorgeschlagen, Strahlenwirkungeri (gemeint 

 waren speziell Rontgen- und Radiumstrahlen) auf Teile von Zellen 

 dadurch zu beschranken, dass die Zellen (es handelt sich haupt- 

 sachlich um die relativ grofien Froscheier) mit schtitzenden Flatten 

 bedeckt wurden, so dass die Strahlen inir durch einen feinen Schlitz 

 auf den zu beeinflussenden Teil der Zelle fallen konnten. Wetzel 

 selbst hat jedoch seinen Vorschlag nicht ausgefuhrt. 



Fiir ultraviolette Strahlen wurde eine ahnliche Methode von 

 Stevens 5 ) auf Vorschlag von B over i an Jxmm-Eiern angewandt. 



An und in den Zellen beliebig fein zu operieren ermoglichten 

 uns jedoch die erwahnten Versuchsanordnungen nicht. 



Das ist erst mit dem Ausbau der mikroskopischen Strahlen- 

 stichmethode moglich geworden. 



Und nun will ich dieselbe kurz beschreiben. 



Zur Erzeugung des ultravioletten Lichtes bediene ich mich, wie 

 es auch bereits Hertel ) getan hat, des von Dr. Kohler 7 ) in Jena 

 fiir seine schone Methode der Mikrophotographie im ultravioletten 

 Licht zusammengestellten Apparates, also eines Magnesiumfunkens 

 (als Kondensator dienen zwei Leydener Flaschen), der durch 

 Quarzprismen zerlegt wird und von welchem die ultraviolette 

 280 /t/t-Liniengruppe in ein Fenster unter dem Mikroskop geleitet 

 wird. Auf dem Wege zwischen dem Mikroskop und dem Prisma 

 stelle ich nun einen feinen in der Ultramikroskopie verwendeten 

 regulierbaren Prazisionsspalt, der auf einem zentrierbaren Reiter 

 sitzt, der seinerseits auf einer optischen Bank angebracht ist. 

 Zwischen dem Spalt und dem Prisma ebenfalls auf der optischen 

 Bank sind geeignete Quarzsammellinsen angebracht, die die Auf- 

 gabe haben, die ultravioletten Strahlen auf die Offnung des Spalt.es 

 zu konzentrieren. Die Anordnung ist ahnlich der von Siedentopf 

 und Zsigmondy bei ihrem Spaltultramikroskop 8 ) getroffenen. 

 Wenn es nicht darauf ankommt, ein besonders kleines Bildchen zu 

 verwenden, so kann man den Spalt weglassen und den Quarz- 

 kondensor allein, der daun auf der optischen Bank montiert wird, 

 verwenden; der Kondensor entwirft dann ein in der Luft schwebendes 

 reelles verkleinertes Bildchen der Lichtquelle. Die Grofie des letzteren 

 kann man dadurch etwas regulieren, dass man den Kondensor auf 

 der optischen Bank verschiebt. 



4) Wetzel, Artikel iiber experimentell-embryolog. Methoden in Enxyklop. d. 

 mikroskop. Technik. 2. Aufl. 1910. S. 393. 



.'o Stevens, N. M. The effect of ultra-violet light upon the developing eggs 

 of Ascaris megaloc. Arch. f. Entw.-Mecb., Bd. 27, S. 622 G;!9. 1909. 



(5) Hertel, 1. c. FuSnote 2. 



7) Kohler, Mikrophotogr. Untersuch. mit ultniviolettem Licht. Zeitschr. I'. 

 wiss. Mikr., Bd. XXI, p. 129. 



Si H. Siedentopf und R. Zsigmondy. Uber Sichtbarmachung und GrSfien- 

 bestimmung ultramikroskopischer Teilchen etc. Ann. d. Physik, 4. F., Bd. 10, 1903. 



