(iliO Liittgeus, Eine Methode zur quantitative!! Untcrsuchung des Kleinplaukton. 



flasche, Wasserschopfer, Planktonpumpe o. dgl. auch aus bestimmten 

 Tiefen Proben erhalten. 



Die Kainmer fasst 1 ccm. Das mag in den meisten Fallen ge- 

 niigen. Es kann aber auch in zeitweilig planktonarmen Gewassern 

 erwunscht sein, eine grofiere Probe, etwa 2,5 oder gar 5 ccm, durch- 

 zuzahlen. Fiir moglichst genaue Ermittlung der Produktionsfahig- 

 keit eines Gewassers ware es wohl nicht unzweckmaJ&ig, eine Reihe 

 von Proben etwa 1,0; 1,5; 2,5; 5 ccm zu untersuchen und 

 aus den Zahlenresultaten das Mittel zu finden. 



So bin ich auf eine andere Arbeitsmethode gekommen. 



V. Hensen hat fur quantitative Planktonuntersuchungen sogon. 

 Stempelpipetten eingefuhrt (s. Abbild.). Sie sind auch f'ttr meine 

 Zwecke vorzuglich geeignet. In einem Glasrohr bcfmdet sich ein 

 Stempel, an dessen Ende ein genau in die Ro'hre passender Metall- 

 zylinder angebracht ist. An diesem ist soviel Metall weggeschliffen, 



,,fjes. A. Stober". 



dass beim Aufziehen des Stempels zwischen Zylinder und Rohr eine 

 bestimmt grofie Wasserprobe aufgenommen werden kann. Die 

 Stempelpipetten sind von der Firma A. Zwickert, Kiel in einem 

 Fassungsvermogen von 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ,0 ; 2,5 ; 5 ccm zu beziehen. Soil 

 die Pipette unserem Zwecke dienen, lasst man sich noch am oberen 

 Messingverschluss der Glasrohre eine Vorrichtung anbringen, die 

 ein Befestigen an einem Stock o. dgl. ermoglicht. Legt man dann 

 um den Griff des Stempels die Schlinge einer diinnen Leine, deren 

 Ende man in der Hand halt, kann man aus beliebiger Tiefe, je 

 nach Reichweite (Lange des Stockes) eine Probe entnehmen. Kom- 

 binationen mit Wasserschopfer o. dgl. sind auch hier moglich. 



Will man dann die entnommene Probe durchzahlen, lilsst. 

 man die in der Pipette enthaltene Wassermenge auf dem Zahltisch 

 des Mikroskops sich ausbreiten (Pipette noch ausspiilen, damit 

 etwa Anhaftendes nicht verloren geht oder in die nachste Probe 

 gelangt!), hat man eins der allerdings teuren Zahlmikroskope (nach 

 V. Hensen) nicht zur Verlugung, ist der von Zwickert konstruierte 

 Zahltisch zu empfehlen. Er lasst sicli an jedem Mikroskop an- 

 bringen, er ist durch seitliche Schrauben von rechts nach links, 



