XIX,1. Bourguet: Dispositifpenu.d'eviterl'ecrasement despreparations. 35 



Nouveau dispositif 



permettant d'eviter l'ecrasement des pre])arations 



microscopiques par le fait de leur mise au ])oint 



prati(|uee avec les forts grossissenients. 



Par 



A. Bourguet 



Ti Jtontiiollier. 



Avec deiix gravures sur bois. 



Le moyen de preservation des preparations que nous allons 

 faire connaitre , est iudependant du plus ou moius d'habilete ou 

 d'attention des personnes qui fönt usage du microscope. II presente 

 la menie etftcacite entre les mains des debutants et Celles des pra- 

 ticieus experimentes , parce qu'il place automatiquement les uns et 

 les autres dans l'impossibilite d'alterer, par une descente trop pro- 

 noncee de l'objectif pendant la mise au point, les preparations qu'ils 

 ont a examiner, ainsi que les leutilles frontales des objectifs et celles 

 des eclairages condensateurs dont ils se servent. 



Ce moyen consiste dans l'emploi d'uu dispositif compose d'un 

 entonnoir special pour chaque objectif fort et d'uu Systeme d'arret 

 unique pour limiter la descente du tube du microscope. 



Entonnoir. On sait qu'on desigue sous ce uom la partie su- 

 perieure de la monture d'un objectif: celle qui ne contient pas de 

 lentilles. Les entonnoirs qui fönt partie de uotre dispositif sont 

 destines ä remplacer les entonnoirs ordinaires des objectifs forts 

 seulement-, ils en ditferent en ce qu'ils sont formes de deux pieces 

 tul)ulaires mobiles rentrant l'une dans l'autre (Fig. 1), au lieii d'etre 

 d'une seule piece fixe. 



La piece superieure, J., porte en haut, couime d'habitude, le 

 pas de vis universel servant a lixer Tobjectif au revolver ou au 

 tube du microscope; en bas, eile se retrecit en cone pour recevoir 

 et retenir dans son inferieur l'autre piece. Celle-ci, ^, est formee 

 de deux parties cylindriques d'inegal diametre raccordees par une 



3* 



