36 Boiirguet: Dispositifperra. d'eviterrecrasementdespreparations. XIX, 1. 



partie coiiique s'emboitant exactement dans le eone de la piece pre- 

 cedeute ; eile preseute a son extremite inferieure le pas de vis siir 

 lequel se fixe le Systeme des leutilles objectives L. Un ressort 

 Spiral tres faible , i?, agissant de haut eii bas et appuye , d'ime 

 part, contre la face inferieure du diaphragme DD, d'autre part, 

 eontre un epaulement interieur de la piece B^ maintient cette piece 

 appliquee par sa partie conique contre la premiere, qu'elle depasse 



inferieurement de quelques mil- 

 limetres (5 mm, par exemple, 

 non compris la partie filetee). 

 Tour empeclier la rota- 

 tion sur lui-meme du Systeme 

 lenticulaire qui se fixe sur la 

 piece B et mieux assurer le 

 maintien de sou centrale , on 

 peut regulariser son mouve- 

 ment vertical au moyen d'un 

 coulisseau forme d'une petite 

 rainure pratiquee sur l'une des 

 deux pieces de l'entonnoir et 

 dans laquelle s'engage une 

 pointe fixee ä l'autre piece. 



L'entonnoir que nous ve^ 

 nons de decrire s'applique aux 

 objectifs ayant moins de 5 mm 

 de distance frontale : il est 

 inutile pour les autres. Son 

 fonnctiounement est le suivant. 

 1. Lorsque , pendant la mise au 



point, l'objectif qui en est 

 pourvu vient a appuyer sur la preparation, la pression qu'il exerce 

 sur eile , au lien de se faire par une partie rigide qui l'ecraserait, 

 se fait , au contraire , par une partie qui flecliit facilemeut et qui 

 rentre dans la piece superieure de l'entonnoir au für et a mesure 

 que l'objectif descend. Tant que dure la flexion, la preparation ne 

 Supporte que le poids de la moitie inferieure de l'objectif et la teusion 

 miuime du ressort qui la pousse : pression legere et insuffisaute pour 

 l'endommager. Mais, des que la partie rentrante de l'entonnoir est 

 arrivee a bout de course, toute flexion cesse d'etre possible et 

 l'objectif, entierement raccourci et devenu rigide comme s'il etait 



