XIX, 1. Bourg-uet: Dispositifpenu.(revitcrrecraseiiientdesi)r(.'"i)arations. 37 



ä monture fixe, ecraserait infailliblem?nt h\ proparation sil poiivait 

 continuer a descendre. 



C'est afin de prevenir eet inconvenient qu'il a ete necessaire 

 d'adjoiudre aux objectifs a monture rentrante un Systeme d'arret 

 imposant iine limite deterrainee a leur descente. 



S/jstcme d'arret. L'idee de placer un Systeme d'arret tixe 

 pour limiter la descente des objectifs et les empeclier d'atteindre 

 les preparations , est une idee simple qui se presente naturellement 

 a l'esprit, mais qui est impraticable , avec les montures ordinaires, 

 des qu'on se trouve en presence d'objectifs forts et de preparations 

 de diverses epaisseurs.^ Force douc a ete de recourir a d'autres 

 moyens. Dans cehii qui fait l'object de notre communication actuelle, 

 le Systeme d'arret fixe a pu , neanmoins , etre mis a profit mais a 

 deux conditions : celle de l'associer a des objectifs reutvants et celle 

 d'en regier la position de maniere a ce que les microscopes qui le 

 portent puissent permettre a la fois l'emploi de tous les objectifs 

 Sans exception et le groupement de tous ceux d'usage courant, depuis 

 les numeros les plus forts jusqu'aux plus faibles, en un bloc otfrant 

 en masse la preservation automatique et , par consequent , certaine 

 des preparations. 



L'arret de la descente du tube au moment oü l'objectif rentrant 

 toucbe a la limite de sa fiexion, est une condition indispensable de 

 la preservation certaine des preparations. Sa suppression ou son 

 defaut de coordination avec la longueur de l'objectif et l'etendue de 

 sa partie rentrante, entrainent necessairement l'inefficacitc' du dispo- 

 sitif ou, du moins, iutroduisent dans la preservation des preparations 

 des aleas incompatibles avec l'assurance complete qui peut en etre 

 donnee lorsque l'arret a ete convenablement place. 



Notre Systeme d'arret consiste simplement en une vis, V (Fig. 2) 

 appliquee sur le cöte de la cremaillere , et dont la tete , en venant 



') On comprend, en effet, qu'un arret susceptible d'empeclier un ob- 

 jectif de Vi mm, par exemple, de distance frontale, d'arriver au contact 

 d'une preparation d'une epaisseur de 2 mm, rempecherait en meine temps 

 de descendre assez bas pour pouvoir etre mis au point sur une autre pre- 

 paration epaisse de 1 mm. II est indispensable pour pouvoir, avec un 

 arret tixe, raettre alternativement au point des preparations de difterentes 

 epaisseurs, que ces epaisseurs ne ditierent entr' elles que d'une quantite 

 moindre que la distance frontale de l'objectif employe. Cette condition 

 est difticilement realisee avec les objectifs forts, parce que leur distance 

 frontale est souvent moindre de 2 ou 3 dixieraes de ram. 



