38 Bourguet: Dlspositifperm.creviterl'ecrasementdespreparations. XIX, 1. 



buter coiitre la partie siiperieure de la potence P dans laquelle la 



cremaillere se meut , empeche le tube et Tobjectif de desceudre au- 



dela de la quantite que permet ce biitage. 



Pour determiner pratiqiiement le point oü la vis d'arret doit 



etre placee, on commence par tounier la vis micrometrique jusqu'ji 



ce que la piec P soit entierement descendue an bas de sa course, 



On met eusuite eu place l'objectif 

 le plus puissant de la serie (soit, 

 par exemple, le ^/^^ immersion 

 homogene) prealablement mnni 

 dun entonnoir ayant 5 mm de 

 partie rentrante. ^ Puis, on tourne 

 le bouton de la cremaillere jusqn'ji 

 ce qn'on ait amene l'extremite 

 inferieure F de l'objectif au ni- 

 veau de la face superienre de la 

 platine P' P' . Le point V on la 

 cremaillere emerge de la potence 

 P, est le point oii il convient de 

 placer la vis d'arret. 



Dans les microscopes deponr- 

 vus de cremaillere , le Systeme 

 d'arret (vis, bague ou virole) se 

 fixe directement au tube ; la Posi- 

 tion en est deterrainee par le 

 meme procede. 



Lorsque la vis d'arret est en 

 place, on remonte la vis micro- 

 metrique de 1 ou 2 millimetres, 

 afin de pouvoir s'en servir dans 

 les deux sens , et le microscope 

 est pret a fonctionner. 

 Les montures des objectifs doivent avoir les dimensions sui- 



vantes : 



1^' Les longueurs des montures rentrantes des objectifs forts 



devront etre les memes que Celles de leurs montures fixes actuelles, 



2. 



^) Cette quantite represente une moyenne pratique susceptible d'etre 

 un peu augmentee ou diminuee; eile correspond ä I'epaisseur maxima des 

 preparations qu'on desire preserver. 



