XIX, 1. Porsild: Ueber einen neuen doppelgelenkigen Tubushalter. 41 



lieber einen neuen doppelgelenkigen Tubuslialter. 



Von 



aiorteu P. Porsild 31. Sc, 



Kopenhagen, Botanisches Museum. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Für den ^likroskopiker , speciell für Biologen und Physiologen, 

 stellt sich manchmal das Bedürfniss ein, Naturgegenstände, die nicht 

 zerkleinert werden dürfen, unter einer stärkeren Vergrösserung zu 

 betrachten, als es die gewöhnlichen Lupen erlauben. Es handele 

 sich z. B. um die Untersuchung von Museurasgegeuständen, wie feine 

 Krystalldrusen , Epiph^-ten oder Parasiten auf HerbarpHauzen, von 

 Lebermoosen auf tropischen Laubblättern oder Bryozoen auf Meeres- 

 algen, wo Vergrösserungen von 100- bis 300 mal dem Special- 

 forscher meistens genügen werden , um die Arten zu erkennen , so 

 dass er sehen kann , ob er das Material für seine nähere Unter- 

 suchung überhaupt anzugreifen braucht. Oder man möchte das Ver- 

 halten der Blätter und Fortpflanzungsorgaue eines iutacten Moos- 

 polsters, etwa bei verschiedenen Feuclitigkeitsgraden untersuchen, luuss 

 aber ein Herauspräpariren vermeiden , weil dadurch eben die zu 

 studirenden Verhältnisse gestört w^erden. Endlich sei die P^ntwick- 

 lung von Pilzculturen in grossen Culturgläsern oder solche, die auf 

 lebende Topfpflanzen geimpft wurden, genau zu verfolgen, die Wachs- 

 thumsgeschwindigkeit einer Pilzhyphe festzustellen, der genaue Stand 

 einer Wasser- oder Quecksilbersäule abzulesen etc. 



Auf dergleichen Untersuchungen musste aber verzichtet werden, 

 sofern man nicht über ein Ablesemikroskop oder eins der sogenannten 

 „Aquarium"- Mikroskope verfügte. Li Folge der beschränkten An- 

 wendung dieser Listrumente — denn je mehr sie dem speciellen 

 Zwecke angepasst wurden, desto unbrauchbarer wurden sie natur- 

 geniäss für andere — und in Folge ihres dabei recht hohen Preises 

 wird mancher Privatmann ihre Anschaft'ung scheuen, während ihm 

 ein gewöhnliches Lupen- oder Präparir - Mikroskop ein nothwendiges 

 Zubehör zu seinem Hauptmikroskope erscheint. 



Durch eine sehr einfache Vorrichtung, die ich mir in der Werk- 

 stätte des Herrn E. Leitz in Wetzlar ausführen liess, habe ich nun 



