XIX, 1. Porsild: Ueber einen neuen doppelgelenkigeii Tubusliulter. 43 



den ganzen optischen Apparat, die obere besorgt die Einstellung. 

 Im gewöhnlichen Mikrometerocular hat man eine Theilung, die nach 

 Belieben wagerecht oder senkrecht zum Gesichtsfeld orientirt werden 

 kann. Durch den Auszug des Tubus wird die Vergrösserung ge- 

 regelt, so dass man lästige Zahlen wie z. B. 13, 17, 19 vermeidet. 

 Beispielsweise fällt 1 mm bei eingeschobenem Tubus mit 11, bei 

 ausgezogenem mit 21 Theilstrichen des Mikrometers der Combination 

 Ocular II Objectiv 1* zusammen. Eine Verbesserung wäre noch 

 eine Millimetertheihmg an der Zahnstange. Eine Zugabe von Stell- 

 schrauben am Fuss und von einer Röhrenlibelle am Tubus wäre ja 

 auch möglich , dürfte aber für die meisten Zwecke kaum nothwen- 

 dig sein. 



2) Ein Aquarium - Mikroskop. Zum directen Anvisiren 

 eignet sich diese Combination in ausgezeichnetem Grade , indem sie 

 sehr leicht beweglich und verstellbar ist. Natürlich verlangen die 

 Gegenstände bei den stärkeren Vergrösserungen eine gute auffallende 

 Beleuchtung; will man in tiefe dunkele Moospolster hineinsehen, so 

 leistet der Vertical-IUuminator, über dem Objectiv eingeschaltet, gute 

 Dienste. Nach meiner Erfahrung ist derselbe aber nur selten noth- 

 wendig. Eine Aveitere Verbesserung wäre hier die Zugabe eines 

 3 bis 4 cm langen Zwischenstückes am Objectivende des Tubus. 

 Der LEiTz'sche Tubus ist nämlich zusammengeschoben sehr kurz, 

 und der ganze Apparat muss daher bei den stärkeren Vergrösse- 

 rungen dem Objecte ziemlich nahe stehen. Der Auszug lässt sich 

 bei den Ablesungen nicht entbehren, und die Anwendung von Ob- 

 jectiven mit sehr grossen Object-Abständeu ist nicht unbedingt an- 

 zurathen, weil sie dann im Revolver des Ilauptmikroskops eine neue 

 grobe Einstellung für jeden Objectivwechsel erfordern. 



3) Ein Hülfs- und Pr äp ar ir - Mikr skop. Nachdem 

 der Tubus in die verticale Stellung gebracht und über den Object- 

 tisch hineingedreht ist, wird die gesammte Combination zu einem 

 gewöhnlichen Mikroskop , das freilich einer feinen Einstellung ent- 

 behrt. Bei Vergrösserungen von 200- bis 300 mal ist diese aber 

 nicht nothwendig, und für stärkere Vergrösserungen, etwa 40<> oder 

 500, Hesse sich immerhin eine Feineinstellung in Form eines Zwischen- 

 stückes anbringen. Natürlich kann der Tubus mit verschiedenen 

 Nebenapparaten, wie Revolver und Zeichen-Apparaten versehen wer- 

 den. Für das Präpariren ist das l)ildumkehrende Prisma wohl un- 

 entbehrlich. Die Gelenke des Tubushahers zeigen sich auch hier 

 nützlich , da der Objecttisch des LEixz'schen Lupenmikroskops aus 



