o 



50 Müller: Ein Apparat zur Photographie mit auffallendem Lichte. XIX, 1. 



die Stellung- des Balges lixirt, die Einstellscheibe eingesetzt ; naclideni 

 abgeblendet ist , werden mit Hülfe der gescliilderten Feineinstellung 

 am Objectivtubus die Einzelheiten des Objects genau eingestellt. Bei 

 sorgfältiger Ausführung der groben Einstellung wird der Objectiv- 

 tubus bei der Feineinstellnng so wenig (um Theile eines Millimeters) 

 bewegt, dass die Vergrösserung nicht messbar beeinÜusst wird. 



Der Tisch des ZEiss'schen Apparates , welcher die optische 

 Bank trägt, ist im Laufe der Zeit wesentlich verändert worden. Bei 

 der älteren Construction reicht die Bank nicht über den ganzen Tisch 

 hinweg , sondern die Stelle , auf der das Mikroskop steht , ist ein- 

 genommen durch eine Holzplatte mit zwei Nntlien nnd einer runden 

 Vertiefung. Auf diesen drei Punkten ruhen die Fussschrauben einer 

 Eisenplatte, auf welcher das Mikroskop festgeschraubt ist. Bei den 

 neueren Tischen geht die optische Bank l)is an das Tischende, und 

 das Mikroskop steht auf einer besonderen , seitlich verschiebbaren 

 Platte. 



Da nun viele Institute, wie auch das hiesige, noch im Besitze 

 der älteren Einrichtung sind, ist der Fuss des Stativs so construirt, 

 dass er sich bei allen Tischformen anbringen lässt. 



Die Fussschrauben resp. Stifte stehen so , dass sie genau in 

 die Nuthen resp. Vertiefungen der erAvähnten Holzplatte passen. Wo 

 eine solche nicht vorhanden ist, kann sie leicht beschafft und be- 

 festigt werden, eventuell auf der optischen Bank. 



Das Stativ besitzt einen schweren dreischenkligen Fuss (D), 

 der sich hinten auf einen festen Stift (C', Figur 3), vorn auf zwei 

 Schrauben (S) stützt. Im Treffpunkte der drei Schenkel ist eine 

 dreiseitige Führungsstange (St) verschraubt, die hinten eine Leiste 

 mit schrägen Zähnen und auf der einen Vorderfläche eine Centimeter- 

 Eintheilung trägt. Oben ist die Stange einfach abgeschnitten. 



Auf dieser Führungsstange lassen sich Objecttisch und Prismen- 

 träger verschieben und leicht über das obere Ende der Stange 

 abheben. 



Der Objecttisch ist an einem Schlitten befestigt, den man durch 

 ein Triebrad an der Stativstange entlang bewegen kann. Er ist in 

 unserem Falle durch Schrauben beweglich und ausserdem drehbar. 

 Das ist nicht unbedingt niUhig ; die Einstellung kann mit der Hand 

 geschehen, uiul bei einiger Uebung in dergleichen Dingen wird man 

 leicht auf eine mechanische Centrirung verzichten können. Die Platte 

 besteht aus geschwärztem Messing und muss eine sehr grosse Oetf- 

 nung haben, damit beim Photographiren von unten her möglichst viel 



