XIX, 2. Referate. 249 



Thiele, K., Ein neuer Zählapparat für Platt encul turen 

 (Centralbl. f. Bacteriol. Abth. 1, Orig. Bd., 1902, No. 4, 

 p. 332). 

 Der Zählapparat, der den Vorzug einer bequemeren Auszählung 

 der Platten gegenüber den gebräuchlichen Anordnungen bietet, be- 

 steht aus einem dreifüssigen Stativ, das oben die durch Triebe ver- 

 stellbare Lupe (10 cm Durchmesser, 6- bis 8fache Vergr.) trägt. 

 Die Platte selbst ruht unterhalb auf einem am Stativ drehbar an- 

 gebrachten mit Quadrateintheilung versehenen runden Tischchen. 

 (Der Apparat wird von Gebr. Muenke, Berlin hergestellt.) 



Friedherger {Königsberg). 



Haminerl, H., Z u r Z ü c h t u n g d e r A n a e r o b e n. IL Mittheilung. 



(Centralbl. f. Bacteriol. Abth.I, Orig. Bd. XXXI, 1902, No. 12, 



p. 589). 

 Hammerl hat seine bereits früher beschriebene Methode^ weitereu 

 Verbesserungen unterzogen. Zunächst wird das früher empfohlene 

 Ammoniumsulfhydrat wegen seiner entwicklungshemmenden Eigen- 

 schaften dem Nährboden nicht mehr zugesetzt. Es werden 20 g 

 Pyrogallol in einem Becherglas mit 15 cc einer öOprocentigen Kali- 

 lauge (das Kali causticum in Wasser oder besser noch in frisch 

 bereitetem Schwefelwasserstoff gelöst) Übergossen und niL dieser 

 Lösung ein Bierfilz getränkt. Dieser kommt auf den Boden einer 

 Glasdose (nach F. Hofmann, zu beziehen von W. P. Stender, Dampf- 

 glasschleiferei Leipzig) von 12 cm Durchmesser, 9*5 cm Höhe und 

 etwa 1070 cc Inhalt auf niedere Leisten zu liegen. Ueber den 

 Bierfilz werden die geimpften Platten offen gleichfalls auf niederen 

 Leisten aufgestellt. Dann wird die Schale mit einem Deckel, der 

 eine der Wandstärke der Schale (4 bis 5 mm) entsprechende Rinne 

 hat, bedeckt. Zum luftdichten Abschluss ist die Rinne vorher mit 

 einer Mischung, bereitet aus 20 Th. Wachs auf 100 Th. Talg (auf 

 dem Wasserbad zusammengeschmolzen und nach dem Erstarren zu 

 einer Salbe verrieben), ausgeschmiert. Friedberger {Königsberg). 



Burri , K. , Zur I s o 1 i r u n g der A n a e r o b e n (Centralbl. f. 

 Bacteriol. Abth. 2, Bd. VIII, 1902, No. 17, p. 533). 

 Burri empfiehlt zur Anaerobenisolirung statt des umständlichen 

 Plattenverfahrens die Culturen in hoher Schicht. Das Verfahren ist 



») Vgl. diese Zeitsclir. Bd. XVIII, 1902, p. 365. 



