294 Solger: Beschreibung einer Gefrierplatte. XIX, 8. 



Objectiv, das auch mit geneigt wird, kein Mittel zur Controle der- 

 selben sein. Das beste Mittel ist, die Spitze des durchgesteckten 

 Stiftes scharf einzustellen mit einer starken Stativlupe , die auf die 

 Fussplatte gestellt wird. Bei seitlichen Neigungen der Camera darf 

 die Spitze keine excentrische Bewegung zeigen, sondern muss genau 

 am Ort bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Beleuchtung, 

 speciell mit auffallendem Lichte. Die Hauptbeleuchtung soll mög- 

 lichst senkrecht zur Neigungsebene erfolgen , da sonst die beiden 

 Stereogramme sehr ungleich in der Beleuchtung werden können. 

 Selbstverständlich wird man, wo es nur immer möglich ist, mit eng- 

 sten Blenden photographiren. Wird die Camera senkrecht gestellt, 

 so ist sie genau wie die a. a. 0. beschriebene aufrechte Camera zu 

 Aufnahmen mit dem Mikroskop zu benutzen. Sie hat alle technischen 

 Neuerungen jener Camera. Die Herstellung und den Verkauf des 

 Apparates hat die Firma R. Fuess , Düntherstrasse 8 , Steglitz bei 

 Berlin, übernommen. 



[Eingegangen am 25. October 1902.] 



[Aus dem Anatomischen Institut zu Greifswald.] 



Beschreibung einer Gefrierplatte für freihändiges 



Schneiden. 



Von 

 Prof. Dr. Bernh. Solger 



in Greifswald. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



In einem Artikel: Gefriermethoden ^ habe ich auf die Bedenken 

 hingewiesen, die der Anfertigung von S clini ttreihen aus frisch 



^) Veröffentlicht in der soeben erschienenen II. Abtheilung der Ency- 

 klopädie der mikroskopischen Technik, herausgegeben von Ehrlich, 

 Krause, Mosse, Rosin und Weigert, p. 410 ff. 



