XIX, 3. 



Solger: Beschreibung einer Gefrierplatte. 



295 



gefrorenem Material entgegenstehen, und au derselben Stelle der Ver- 

 wendung einer einfachen Gefrierplatte, des nur einmaligen 

 Frierenlassens des frischen Gewebes und der Beseitigung der Messer- 

 führung das Wort geredet. Ein in dieser Weise vereinfachtes Instru- 

 ment lässt sich schon aus dem alten Roy'schen Modell herstellen, 

 aber es wäre doch unzweckmässig, sich erst mit dem Ballast nutzloser 

 und theurer Einrichtungen zu beladen, um sie dann zu beseitigen. 



Ich wandte mich deshalb an die Firma Ernst Leitz, Optisch- 

 meclianische Werkstätte, Zweiggeschäft Berlin NW., Luisenstrasse 45 

 (Vertreter: Herr F. Bergmann), die, mir in dankenswerther Weise 

 entgegenkommend, einen einfachen billigen Apparat, wie er mir vor- 

 schwebte, coustruirte. Das ganze Instrument ist aus Stahl und Eisen 

 hergestellt und vernickelt. Eine etwa 3 cm lange Platte (Fussplatte) 

 trägt auf ihrer oberen Fläche , etwa 2 cm oberhalb ihres Niveaus 

 die zur Aufnahme des Objects bestimmte Trag- oder Gefrierplatte 

 (5 cm lang, 2 bis 2'5 cm breit), von deren unterer Fläche mehrere 

 Längsleisten abgehen, während die Oberfläche rauh gehalten ist. 



