346 Referate. XIX, 3. 



Referate. 



1. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Regaiul, Cl., et Nachet, A., Une nouvelle monture de 

 lu i c r s c p e m u n i e d ' u n e p 1 a t i n e mobile r e - 

 p e r a b 1 e a m o ii v e m e n t s t r e s e t e n d u s (Arch. d'Anat. 

 Microsc. t. V, fasc. 1, 1902, p. 17—21 av. 2 figg.)- 

 Die Vertf. beschreiben ein Mikroskopstativ, welches eine besondere 

 Form des beweglichen Objecttisches und einen Handgriff besitzt, mit 

 dessen Hülfe es aufgehoben und geneigt werden kann. Der beweg- 

 liche Objecttisch ist so eingerichtet, dass man Objectträger bis zu 

 85 mm Länge und 50 mm Breite einfügen kann. Mit Hülfe einer 

 Marke kann man denselben Objectträger immer wieder genau in 

 gleicher Weise einstellen. Jeder Punkt der Oberfläche des Object- 

 trägers kann dem Auge zugänglich gemacht werden. Der Condensor 

 wird in seiner Wirkung nicht beeinträchtigt. Die Bewegungen des 

 Objecttisches werden mit der linken Hand ausgeführt, so dass die 

 rechte an der Mikrometerschraube bleiben kann. Man vermag mit 

 seiner Hülfe schnell oder langsam die ganze Oberfläche auch des 

 grössten Objectträgers (85 : 50 mm) zu durchmustern und mit grossen 

 Genauigkeit einen beliebigen Punkt dieser Oberfläche wieder ein- 

 zustellen. Die schnelle Transversalbewegung ist sehr bequem, um 

 bei schwacher Vergrösserung einen bestimmten Schnitt einer Serie 

 wieder einzustellen. Der Apparat wird daher fiir embryologische 

 Studien besonders vortheilhaft sein. — Was den oben erwähnten 

 Handgrift" anlangt, so dient derselbe einmal dazu, das Mikroskop be- 

 quem zu trausportiren und zweitens, es sanft und bequem zu neigen, 

 ohne dass man die Säule berührt, was wegen der feinen Einstellung 



