348 Referate. XIX, 3. 



reservoir) verbunden ist. Das ganze System wird mit ausgekochtem 

 destillirtem Wasser gefüllt. Durch die Erwärmung des Siedegefässes 

 steigt das erwärmte Wasser nach dem Reservoir auf, und das kältere 

 Wasser wird aus dem Objecttisch und dem Reservoir nach dem 

 Siedegefäss zu gezogen , dadurch entsteht eine Circulation , die sich 

 constant erhält , da in Folge der Abkühlung durch die äussere Luft 

 stets Ungleichheiten der Temperirung der verschiedenen Wasser- 

 schichten des Systems bestehen bleiben. Zur Regulirung der Tempe- 

 ratur wird ein Thermostat in die Gasleitung eingeschaltet. Die 

 Temperatur des Tisches ist um 8*^ niederer als die des Reservoirs, 

 worauf bei Einstellung Rücksicht zu nehmen ist. Sie zeigte bei 

 Tage langer Beobachtung nur Schwankungen von 1 ^. Die Temperatur- 

 differenz zwischen dem Objecttisch und aufliegenden Objectträger 

 beträgt -i^. Friedberger (Köfiigsberg). 



Regaud, Cl., Nouveau bain-de-par affine k chauffage 

 et regulation electriques (Journ.de l'Anat. et de la 

 Physiol. t. XXXVm, 1902, no. 2, p. 193—214, av. 6 figg.). 

 Im Jahre 1900 hat Verf. ein Paraffinbad mit elektrischer Hei- 

 zung beschrieben^; er hat es seitdem verbessert und giebt eine neue 

 Beschreibung des ganzen Apparates. Da zu dem Verständnisse dieser 

 die in den Text gedruckten Abbildungen nöthig sind , wird auf das 

 Original verwiesen. Die Vorzüge dieses Paraffinbades stellt Verf. 

 zum Schluss in folgender Weise zusammen: 1) Die vollständige Be- 

 ständigkeit der Temperatur des Bades. 2) Die fortdauernde auto- 

 matische Regulirung. 3) Die Leichtigkeit, mit der man je nach 

 Wunsch in weiten Grenzen die Temperatur ändern kann. 4) Die 

 Möglichkeit, die Thätigkeit des Apparates so oft und so lange Zeit 

 zu unterbrechen , als man wünscht , ohne erst von neuem die Regu- 

 lirung einstellen zu müssen und mit einem minimalen Zeitverluste 

 bei der Indienststellung. 5) Das Vorhandensein von zwei verschie- 

 denen, beständigen und für den Einschluss verwendbaren Temperaturen 

 in demselben Apparate. 6) Die Möglichkeit, den Apparat mit jeder 

 Art des elektrischen Stromes in Thätigkeit zu setzen (Gleichstrom und 

 Wechselstrom). 7) Die durch den Regulator bewirkte vollständige 

 Compeusation aller Schwankungen in der Erzeugung und in dem 

 Verluste der Wärme. S) Die grosse Bequemlichkeit und vollständige 

 Reinlichkeit; das Fortfallen jeder Gefahr des Erlöschens und einer 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XVIII, 1901, p. 30. 



