XIX, 3. 



Referate. 



385 



aufgesetzt (vorher einfetten mit einer Mischung von 1 Th. Wachs und 

 2 Th. Vaseline). Der Kragenraum wird zum Luftabscliluss mit Queck- 

 silber ausgegossen, das vor dem Oeffnen des Apparates zu entfernen 

 ist, damit es nicht bei Druckdifferenzen nach innen gesaugt wird. 

 Ein üeberdruck im Innern gleicht sich dadurch aus, dass der Helm 

 sich etwas hebt. Bei reichlichem Quecksilberabschluss ist dabei Ein- 

 dringen von Luft nicht zu befürchten. Die Absorption des Sauer- 

 stoffs dauert anderthalb bis 2 Stunden. — Der Apparat ist bei 

 Altmann, Berlin, zu haben. Friedherger {Königsberg). 



Epstein, St., Abfüllbürette für sterile Flüssigkeiten 



1902, 



(Centralbl. f. Bacteriol. Abth. 1 , Orig. Bd. 

 No. 7, p. 335). 

 Die Abfüllbürette , die von Dr. Peters und Rost , Berlin , zu 

 beziehen ist , besteht aus einem Erlenmeyer - Kolben A mit auf- 



geschliffenem, doppeltdurchbohrtem Helm C. Dieser hat zwei Oeff- 

 nungen ; durch die eine geht ein Ansatzrohr R mit Watteverschluss Z, 

 durch die andere die rechtwinklig gebogene Röhre D. Diese commu- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XIX, 3. 25 



