Band XIX. Heft 4. 



Ein lichtstarkes Sammellinsensvstem für Mikro- 



projection. 



Von 

 Dr. August Köhler 



in Jena. 



Hierzu vier Holzschnitte. 



Bei der Projection mikroskopischer Präparate mit stärkeren 

 Vergrösserimgen macht man meist die Erfalirung, dass die Licht- 

 stärke nur sehr bescheidenen Ansprüchen genügt. Aus diesem Grund 

 hat man sogar ganz von der Projection der Präparate selbst ab- 

 gerathen und die Projection von Mikrophotogrammen an deren Stelle 

 empfohlen. Falls es sich um Objecte handelt, bei denen das Mikro- 

 photogramm im wesentlichen das Präparat ersetzen kann, ist diese 

 Methode in grossen Hörsälen jedenfalls empfehlenswerth. 



Es bietet nun ein gewisses Interesse , zu untersuchen , welche 

 Ursachen die geringe Lichtstärke der projicirten Bilder bei starken 

 Vergrösserungen eigentlich bedingen , und auf Grund dieser Unter- 

 suchung die Frage zu erörtern , in wieweit etwa Verbesserungen 

 möglich sind. 



Alles Licht, das vom Projectionsmikroskop auf den Schirm ge- 

 sandt wird, muss durch den bekannten kleinen Kreis hinter dem 

 Ocular , den Augenkreis oder die Austrittspupille , hindurchgehen. 

 Innerhalb des durch den Bildwinkel des angewandten Oculars be- 

 stimmten Raumes verhält sich die Austrittspupille nach Abbe ^ wie 



1) Abbe, E., Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. u. Med. Bd. VI, 1872, 



p. 289. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XIX, i, 27 



