XIX, 4. Köhler: Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. 419 



Sehr beträchtlich sind dagegen im Mikroskop selbst die Ver- 

 luste durch Reflexion, Für jede beiderseits an Luft grenzende Linse 

 beträgt der Lichtverlust etwa 10 Procent, wenn Glas von mittlerem 

 Brechungsquotienten angenommeu wird. Hiernach ergiebt sich für 

 das ganze Mikroskop — Condensor, Präparat, Objectiv und Ocular — , 

 der Lichtverlust durch Reflexion zu etwa 50 bis 60 Procent. Auf 

 eine beträchtliche Verminderung dieser Lichtverluste wird vorläufig 

 nicht zu hoffen sein, da man eben eine so grosse Zahl von Brechungen 

 nöthig hat, um die Beleuchtung und Abbildung des Objects zu be- 

 werkstelligen. Könnte man vielleicht auch eine oder zwei Linsen 

 sparen, so wäre doch der Gewinn nicht besonders gross, weil das 

 Auge für solche relativ geringe Helligkeitsunterschiede nur wenig- 

 empfindlich ist. Wir werden also jedenfalls damit zu rechnen haben, 

 dass bei starken Vergrösserungen nur etwa nocb 40 bis 50 Procent 

 der specifischen Intensität der Lichtquelle in der Austrittspupille zur 

 Verfügung stehen, selbst dann, wenn sonst durchaus keine Licht- 

 verluste in Frage kämen. Bei schwächeren Vergrösserungen sind 

 diese Verluste natürlich, der geringeren Zahl brechender Flächen 

 entsprechend, bedeutend geringer. 



Wenden wir uns nun zu den optischen Theilen des Projections- 

 apparates, die nicht zu dem Mikroskop gehören. Da finden wir 

 zwei- oder dreiliusige Condensoren und zur Absorption der Wärme- 

 strahlen eine Wasserkammer. Krüss^ hat den Lichtverlust in einem 

 dreilinsigen Condensor untersucht. Da die Linsen ziemlich dick sind 

 und mit Rücksicht auf den Preis nicht aus Gläsern erster Qualität 

 hergestellt werden können , so sind hier ausser den Reflexionsver- 

 lusten auch die Verluste durch Absorption zu berücksichtigen. So 

 findet Krüss, dass die specifische Helligkeit der Lichtquelle auf etwa 

 50 Procent des ursprünglichen Werlhes herabgesetzt wird; 50 Procent 

 gehen nutzlos verloren. 



Bei dieser Berechnung ist der Einfluss der Wasserkammer nicht 

 berücksichtigt ; selbst im günstigsten Fall wird man den hier statt- 

 findenden Intensitätsverlust auf etwa 10 Procent veranschlagen 

 müssen. 



Diese grossen Lichtverluste ausserhalb des Mikroskops lassen 

 sich nun leicht erheblich vermindern , wenn man ein Beleuchtungs- 

 system anderer Construction anwendet. Die in der Regel au- 



^) KRtJss, H., Der Lichtverlust in Condensoren (Photogr. Rundsch. 

 1901, p. 154). 



27* 



