420 Köhler: Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. XIX, 4. 



gewandten grossen Condensoren sind für die Projection mit dem 

 Mikroskop nicht nöthig, man kann mit wesentlich kleineren Linsen 

 auskommen, wenn man die Beleuchtung nach dem früher von mir ^ 

 beschriebenen Verfahren anordnet ; es ist a. a. 0. auch ausdrücklich 

 für Projectionsapparate empfohlen worden. Dass man trotz der be- 

 deutenden Lichtverluste die grossen Linsen in der Regel beibehalten 

 hat, ist wohl meist darauf zurückzuführen, dass man den Projections- 

 apparat auch gleichzeitig zur Projection von Diapositiven benutzen 

 wollte. Dabei hatte mau vor allem das Ziel, den üebergang von 

 der einen Projectionsart zur anderen so rasch und bequem wie mög- 

 licli zu gestalten ; das liess sich natürlich am einfachsten dadurch 

 erreichen, dass man in beiden Fällen dasselbe Sammelsystem bei- 

 behielt. 



Verzichtet man auf diese allgemeinere Verwendbarkeit , indem 

 man für die Projection von Diapositiven und eventuell für die Pro- 

 jection grösserer Objecte bei auffallendem Licht einen besonders 

 dafür gebauten Apparat benutzt — etwa einen Makroprojections- 

 apparat oder ein Epidiaskop — so hindert nichts, den Mikroprojec- 

 tionsapparat mit den geeigneten kleinen Linsen zu versehen. Zu 

 diesem Zweck habe ich ein Sammellinsensystem für Mikro- 

 projection anfertigen lassen, das die Firma Carl Zeiss in Zu- 

 kunft neben den grösseren Sammellinsensystemen führen wird. 



Für die stärksten Vergrösserungen (Figur 1) wird bei diesem 

 System nur eine einzige Linse benutzt. Diese Linse — sie mag 

 mit 1 bezeichnet werden — wird so aufgestellt, dass sie ein etwa 

 viermal vergrössertes Bild des Kraters der Bogenlampe imgefähr auf 

 der Irisblende des Condensors entwirft. Bei Lampen für 20 Ampere 

 Stromstärke und darüber bedeckt dieses Bild die Oeifuung der Iris- 

 blende vollständig, so dass die Apertur des Condensors vollkommen 

 ausgenutzt werden kann. Diese Stellung der Linse 1 ist durch einen 

 kleinen Reiter, der als Anschlag dient, markirt. 



Da die Linse einen Durchmesser von nur 8 cm besitzt, kann 

 sie aus gutem, durchlässigem Glase hergestellt werden, ohne dass 

 der Preis unverhältnissmässig hoch wird. Der Lichtverlust be- 

 schränkt sich also im wesentlichen auf die 10 Procent, die durch 

 Reflexion verloren gehen. 



Während also durch den dreilinsigeu Condensor der üblichen 



^) Köhler, A., Ein neues Beleuchtungsverfahren für mikrophoto- 

 graphische Zwecke (Diese Zeitschr. Bd. X, 1893, p. 433—440). 



