XIX, 4. Köhler: Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. 421 



Form die specifische Intensität der Lichtquelle auf dem Wege bis 

 zum Mikroskop auf etwa 50 Procent, unter Berücksichtigung der 

 Wasserkammer auf 45 Procent des ursprünglichen Wertlies herab- 

 gesetzt wird, sinkt sie bei der neuen Linse nur auf etwa 90 Procent, 

 beziehungsweise 81 Procent, d. b. die Einzellinse liefert nahezu 

 doppelt so viel Licht wie das dreiliusige System. 



Durch die Lichtverluste im Mikroskop , die wir zu 50 bis 

 60 Proceut angenommen haben , werden nun die Litensitäten in 

 beiden Fällen auf 23 bis 18 und 41 bis 32 Procent herabgesetzt, 



Die Figur stellt den Projectionstisch mit dem Mikroskop und dem Sammel- 

 linsensystem von oben gesehen dar. Die Lichtquelle ist durch einen Punkt 

 angedeutet. Die Sammellinse 1 ist bis zu dem als Anschlag dienenden 

 Reiter vorgeschoben, die Linsen 2 und 3 sind zur Seite geschlagen. Die 

 aus der Linse 1 austretenden Strahlen durchlaufen erst die Wasserkammer 

 und dann die unmittelbar vor der Linse 2 stehende Irisblende; sie ver- 

 einigen sich schliesslich in einem etwa viermal vergrösserten Bild der 

 Lichtquelle, das auf der Blende des Mikroskopcondensors liegt. Diese 

 Anordnung ist für die stärksten Vergrösserungen bestimmt. 



so dass wir in einem Fall etwa ^/-, im anderen etwa ^/^ der speci- 

 fischen Intensität der primären Lichtquelle in der Austrittspupille 

 des Mikroskopes wirksam finden. 



Wie gross der absolute Werth der specifischen Intensität in 

 HEFNER-Kerzen auf das Quadratcentimeter ist, das hängt natürlich 

 von der specifischen Intensität der benutzten Lichtquelle ab. Weit- 

 aus am grössten ist sie bei Sonnenlicht unter günstigen Bedingungen. 



