424 Köhler : Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. XIX, 4. 



Die Linse 1 muss mm durch Verschieben ihres Reiters auf der 

 optischen Bank so weit der Lichtquelle genähert werden, bis der 

 aus ihr austretende Lichtstrom die ganze Oeffnung der Linse 2 aus- 

 füllt, und diese selbst ein etwa 2mal vergrössertes Bild des Kraters 

 auf der Blende des Mikroskopcondeusors entwirft. Der Krater der 

 Bogenlampe befindet sich dann ungefähr im Brennpunkt der Linse 1. 

 Diese Stellung der Linse 1 ist durch einen kleinen Anschlag aut 

 der optischen Bank markirt. 



Linse 2 ist von dem Mikroskopcondensor nur etwa halb so weit 

 entfernt wie 1, daher ist das Bildchen, das dieser nahe der Object- 

 ebene entwirft, etwa doppelt so gross als das Bildchen, das bei Ver- 

 wendung der Linse 1 allein entsteht. Dem entsprechend lässt sich 

 auch ein grösserer Theil des Präparates beleuchten. Eine Ein- 

 schränkung des beleuchteten Feldes auf die erforderliche Grösse ist 

 auch hier mittels der Sehfeldblende leicht möglich. Die numerische 

 Apertur der Strahlenkegel , die das Object beleuchten , entspricht 

 allerdings auch bei offener Condensorblende nicht mehr der Apertur 

 des Condensors , denn das auf der Condensorblende liegende Bild 

 des Kraters ist — falls nicht etwa eine Lampe von abnorm hoher 

 Stromstärke angewandt wird — kleiner als die volle Oeffnung des 

 Condensors. Aus diesem Grunde bleibt die Randzone dunkel, gerade 

 so, wie es bei dem Gebrauch einer die Randzone verdeckenden 

 Blende der Fall sein würde. Bei den hier in Betracht kommenden 

 Systemen schadet das jedoch nichts ; sie besitzen ja eine kleinere 

 Apertur, für die die Grösse des Kraterbildes vollkommen ausreicht. 

 Die geringere Grösse des Kraterbildes bietet sogar in anderer Hin- 

 sicht einen Vortheil, indem dadurch sozusagen von selbst eine Ab- 

 bleudung von Strahlen stattfindet, die nicht in das System eintreten 

 könnten und das Präparat nur nutzlos erwärmen würden. 



Der Lichtstrom , der durch das Präparat hindurch geht, ist im 

 Maximum , wenn alle Blenden geöffnet sind , ebenso gross wie bei 

 den starken Systemen, denn die Apertur ist ungefähr in demselben 

 Maass kleiner geworden, in dem die Ausdehnung des Sehfeldes ge- 

 wachsen ist. 



Diese Linsencombination ist für Systeme von 4 bis 10 mm Brenn- 

 weite und mittlerer Apertur zu empfehlen. 



Hat mau noch schwächere Systeme von etwa 16 bis 25 mm 

 Brennweite und Aperturen von 0'20 bis 0*30 zu verwenden, so 

 klappt man die Linse 2 bei Seite und bringt eine Linse 3 , die 

 ebenfalls auf einem wegklappbaren Reiter befestigt ist, in den Weg 



