XIX, 4. Köhler : Lichtstarkes Öammellinsensy Stern für Mikroprojection. 425 



der Strahlen (Figur 3). Sie steht etwa 14 bis 15 cm von der Iris 

 des Condensors entfernt und entwirft anf dieser ein Bild des Kraters 

 in natürlicher Grösse. Ihre Stellung auf der optischen Bank ist 

 ebenfalls durch einen als Anschlag wirkenden kleinen Reiter gekenn- 

 zeichnet. Auch für diese Linse ist wie für Linse 2 Glas von mitt- 

 lerer Qualität gewählt ; die Gründe sind dieselben wie dort. 



Das vom Condensor entworfene Bildchen der Linse 3 ist, ent- 

 sprechend der geringeren Entfernung der Linse vom Condensor, 

 grösser (etwa doppelt so gross) als das Bildchen bei Linse 2 : die 



J 



3. 



Die Linse 1 steht ebenso wie in Figur 2, die Linse 2 ist zur Seite ge- 

 schlagen und an ihrer Stelle die Linse 3 in den Strahlengang eingeschaltet. 

 Der Reiter der Linse 3 stösst mit seinem dem Mikroskop zugewandten 

 Ende an einen kleinen, als Anschlag dienenden Reiter an. Bei dieser 

 Stellung der Linsen entsteht ein Bild der Lichtquelle in natürlicher Grösse 

 auf der Blende des Mikroskopcondensors. Diese Anordnung der Linsen 

 ist für die schwachen Mikroskopobjective bestimmt. 



Apertur der beleuchtenden Strahlenkegel erreicht aber gemäss der 

 geringeren Grösse des von 3 in der Ebene der Condensorblende ent- 

 worfenen Kraterbildes nur etwa die Hälfte jenes Werthes, reicht 

 aber für die schwachen Systeme vollkommen aus. Der dort namhaft 

 gemachte Vortheil tritt natürlich ebenfalls ein. Auch hier ist der 

 gesammte Lichtstrom im Maximum wieder ebenso gross wie in den 

 besprochenen beiden Fällen. 



Als Mikroskopcondensor würde bei der Projeetion wie bei der 

 Mikrophotographie aus theoretischen Gründen zunächst ein achroma- 



