426 Köhler: Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. XIX, 4. 



tischer zu wählen sein. Nur ein solcher ermöglicht die Beleuchtung 

 einer kleinen, scharfbegrenzten Fläche, wie sie das objective Sehfeld 

 des Mikroskopes darstellt, mit Strahlenkegeln von beliebiger Apertur, 

 natürlich innerhalb der durch die Apertur des Condensors gezogenen 

 Grenzen. Aber auch ein achromatischer Condensor leistet das nur 

 unter den folgenden Bedingungen: 



1) In einer zum Object conjugirten Ebene vor dem Condensor 

 muss eine Irisblende als Sehfeldblende aufgestellt werden, die stets 

 so weit geschlossen wird, dass ihr in der Objectebene liegendes Bild 

 dem objectiven Sehfeld des Mikroskopes gleich wird. 



2) Bei verschiedener Dicke der Objectträger muss der Condensor 

 auf die Objectebene eingestellt (oder die Irisblende verschoben) 

 werden, damit das Bild der Blende immer scharf in die Objectebene 

 projicirt wird. 



3) Es muss eine Einrichtung vorhanden sein, um das in der 

 Objectebene liegende Bildchen genau zu centriren. 



Diese Forderungen wird man natürlich erfüllen, wenn es gilt, 

 von einem schwierigen Object ein möglichst vollkommenes Photo- 

 gramm zu erhalten, bei der Demonstration von Präparaten wird man 

 sich aber auf derartige zeitraubende Manipulationen (besonders auf 

 die unter 2 und 3 genannten) nicht einlassen können ; man wird 

 also die Sehfeldblende so weit öffnen, dass man auch ohne ganz 

 genaue Einstellung eine genügend gleichmässige Beleuchtung des 

 Sehfeldes erhält. Lässt man aber in dieser Beziehung einmal einen 

 gewissen Spielraum, so kann man auch ohne grossen Nachtheil die 

 unachromatischen Condensoren verwenden. Sie bieten sogar einen 

 Vortheil: Sie stellen eine höhere Apertur zur Verfügung wie die 

 entsprechenden achromatischen, und das bei einer geringeren Anzahl 

 von Linsen ; aus beiden Gründen erreicht man mit ihnen eine grössere 

 Helligkeit. 



Bei Aperturen bis zu etwa 0*6 bis 0'7 verwendet man diese 

 Condensoren trocken, d. h. ohne eine Flüssigkeit zwischen Frontlinse 

 und Objectträger einzuschalten. Kommen grössere Aperturen in Be- 

 tracht, so verbindet mau den Objectträger durch einen Tropfen 

 Wasser mit dem Condensor. Aus theoretischen Gründen wäre ja aller- 

 dings Cedernholzöl geeigneter, doch fällt der Vortheil praktisch nicht 

 ins Gewicht gegenüber dem Nachtheil, dass sich diese Flüssigkeit soviel 

 schwieriger als Wasser wieder entfernen lässt. Es ist sehr zu em- 

 pfehlen, die Objectträger aller Präparate, die mit starken Systemen 

 und einem Immersionscondensor projicirt werden sollen, durch Auf- 



