XIX, 4. Köhler: Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. 427 



kitten von dünneren Objectträgern auf eine gleicbmässige Dicke von 

 etwa 2 bis 2*3 mm abzustimmen. Dann kommt das Object stets 

 ohne weiteres an die günstigste Stelle , wenn der Condensor der 

 Unterfläche des Objectträgers so weit als möglich genähert wird. 

 Man vermeidet es auf diese Art, dickere Schichten von Immersions- 

 flüssigkeit anzuwenden, und befördert so ein reinliches Arbeiten. 



Zum Zusammenkitten der beiden Objectträger kann man stark 

 verdicktes Cedernholzöl, das als Immersionsflüssigkeit nicht mehr zu 

 brauchen ist, verwenden; jedenfalls müssen die Objectträger an der 



Die Aufstellung der Linsen stimmt in der Hauptsache mit der in Figur 3 

 dargestellten überein, nur ist die Linse 3 dem Mikroskop nicht bis zu dem 

 Anschlag genähert, sondern so weit von ihm entfernt, dass das Bild der 

 Lichtquelle etwa über das Ende der Zahnstange fällt, auf der sich der 

 Mikroskopcondensor bewegt. Der von diesem Bild ausgehende Strahlen- 

 kegel bedeckt dann die ganze Oeifnung der bei dieser Anordnung der 

 Linsen anzuwendenden Brillenglascondensoren : zur Projection des Prä- 

 parates dienen Mikroplanare oder ähnliche Projectionssysteme von etwa 



20 bis 100 mm Brennweite. 



Stelle, wo das Object liegt, durch einen Tropfen Oel verbunden 

 sein. Nach Beendigung der Projection kann mau danu den zweiten 

 Objectträger leicht entfernen , um ihn später für andere Präparate 

 zu verwenden. 



Werden noch schwächere Systeme, etwa die ohne Ocular zu 

 verwendenden Projectionssysteme oder die Mikroplanare gebraucht, 

 so entfernt man den Condensor und ersetzt ihn durch geeignete 



