428 Köhler: Lichtstarkes Sammellinsensystem für Mikroprojection. XIX, 4. 



schwächere Beleiichtungssysteme , sogenannte Brillenglascondeusoren. 

 Solche Beleuchtung-slinsen werden in einer ähnlichen Fassung wie 

 die Condensorsysteme von grosser Apertur, schon seit einer Reihe 

 von Jahren von der hiesigen optischen Werkstätte geliefert. 



Hat man den für das angewandte Objectiv passenden Brillen- 

 glascondensor eingesetzt, und die Iris des Condensors völlig geöffnet, 

 so stellt man auch die Sehfeldbleude auf etwas über 8 cm Oetfnung 

 ein, sodass die ganze Fläche der Linse 3 beleuchtet wird. Hierauf 

 schiebt man Linse 3 (Figur 4) so weit gegen die Sehfeldblende, 

 dass das von 3 entworfene Kraterbildchen einige cm vor den Brillen- 

 glascondensor fällt. Der von diesem Kraterbild ausgehende Strahlen- 

 kegel muss die ganze Oeffnung des Brillenglascondensors beleuchten, 

 und dieser selbst soll so stehen, dass er seinerseits das erwähnte 

 Kraterbild in der Nähe des Projectionssystemes abbildet. Die rich- 

 tige Stellung ist leicht daran zu erkennen, dass das ganze Sehfeld 

 bis zum Rande gleichmässig hell erscheint und frei von farbigen 

 Flecken und Streifen ist. 



Bei besonders empfindlichen Präparaten kann man natürlich 

 auch noch besondere Schutzmaassregeln gegen die Erwärmung an- 

 wenden: den ZoTH'schen Kühler^ in Verbindung mit dem Rollet- 

 schen Condensor oder eine mit Eisenchlorür gefüllte Cüvette. Bei 

 der letzteren kann man die Reflexionsverluste an den beiden an 

 Luft grenzenden Flächen des Glastroges dadurch fast ganz ver- 

 meiden, dass man die Cüvette in die Wasserkammern hineinstellt. 

 Bei den Wasserkammern, die die Firma Zeiss neuerdings liefert, ist 

 diese Anordnung leicht möglich. 



Zum Schluss seien die Vortlieile , die das Sammellinsensystem 

 für Mikroprojection verspricht, noch einmal kurz zusammengestellt: 



1) Es gewährt in Folge der erheblichen Verminderung der 

 Lichtverluste gerade bei den stärksten Vergrösserimgen eine ge- 

 steigerte Helligkeit. 



2) Trotzdem ist die Gefahr einer allzustarken Erwärmung der 

 Präparate nicht gesteigert, sondern vermindert, denn die Stärke des 

 Lichtstromes , der das Präparat durchsetzt , ist bei starken imd 

 schwachen Vergrösserungen gleich gross und kann nicht so hoch 

 steigen, wie bei Verwendung von Sammellinsen mit unnöthig grossem 

 Durchmesser. Eine weitere Einschränkung des Lichtstromes auf das 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. X, 1893, p. 152. 



