■SOLAIRK. 90^ 



pi^rature del'air exttJrieiir clans toutes ses parties et constitue 

 une nieine enceinte pour les deux tlicrmomelres. El!e est 

 d'ailleurs assez grande pour que les thermometres ne soient 

 pas trop pres des parois ct pour que le petit faisceau solalre 

 qui tombe sur I'un d'eux ne puisseechauffer qu'nne portion 

 nSgligeable de la surface de cctle boite. La boite nc possede 

 qii'un seul petit Irou, un pcu plus grand sculenient que la 

 boule des thermometres. Un axe et un petit gnomon permel- 

 tent d'orienter ce trou de maniere que le solei! frappe la boule 

 de I'un des thermometres. L'ecran qui protege la boite contre 

 le soleil, est perc6 d'un trou correspondant a celui de la boite 

 et de memo grandeur. 



Le Ihcrmometre presente au soleil le dessous de sa boule. 

 Pour cela, les deux thermometres qui doiventetreseniblables 

 sont recourbes a angle droit et entrenl par le fond de la boite. 

 Des c6nes en laiton poli soutiennent les liges, de soi'te que 

 la portion du faisceau solaire qui passe a cole de la boule des 

 thermometres tombe sur ce cone et se trouve par la rt^lexion 

 dispersee dans loute la boite. 



L'observation consiste a placer I'instrument de maniere 

 que le soleil frappe I'une des boules des thermometres, et h 

 maintenir le soleil sur cette boule, jusqu'a ce que la diffe- 

 rence des temperatures indiqu6cs par les deux thermometres 

 reste constante. On note alors les indications de ces deux 

 instruments. 



Pour deduire de ces indications la mcsure de la radiation 

 solaire, soient A le nombre d'unites de chaleur que le soleil 

 envoie pendant I'unite de temps sur I'unite de surface, s la 

 section du faisceau solaire qui alteint la boule du thermo- 

 m^trect qui, lorsque la boule est spherique, egale le quart 

 de la surface de cetle boule, / le pouvoir absorbant de la 

 surface du thermomelre, pouvoir c'gal, pour les rayons de 

 nifime nature, au pouvoir t'missif de la meme surface, M la 



