t40 RATONNEMENT 



2" RAYONNEMENT >ERS LES ESPACES CELESTES. 



Trois thermometres semblables dont les cchelles ont 6t6 

 com parses avec soin, ou mieux trois thermometres a 6chelle 

 arbitraire dont la valeur des divisions est bien connue, et 

 dont la tige est recourbee a angle droit de manifere a presen- 

 ter vers le cicl le dessous de la boule, sont places dans trois 

 boites cj'lindriques formees de feuilles minces de metal, 

 enduites interieurement de noir de fumee et ouvertes a la 

 partie superieure de maniere que le thermometre puisse voir 

 une grande partie du del, et que chacun d'eux en voie la 

 menie quantite. Ces trois boites sont placees dans une autre 

 boite pleine d'eau dont la temperature est connue au moyen 

 d'un quatrieme thermometre. Les tiges des trois premiers 

 thermometres traversent le fond de cette boite en m^me 

 temps que celui des boites cylindriqucs. On pent, en les en- 

 fongant plus ou moins, faire varier la quantite de ciel visi- 

 ble pour les boules. Toutes ces boites sont petites pourdviter 

 que Ton soil oblige de donner de grandes dimensions aux 

 tiges des thermometres. Les boules des trois thermometres 

 rayonnants doivent avoir un pouvoir emissif different. Par 

 exemple, I'une d'elles sera doree ou argentee, la seconde sera 

 vitreuse et la troisieme noircie. 



L'observalion consiste uniquement a prendre la tempera- 

 ture deces trois thermometres etcelle de I'eau, quand le ciel 

 est clair. L'instrument pent rester constamment en observa- 

 tion, el un petit tube adapt(5 dans le fond des boites cylin- 

 driqucs et traversant la boite qui les renferme, sert a I'ecou- 

 lement de I'eau de la pluie. Pour qu'on ne soil pas oblige de 

 renouveler souvent I'eau du vase exterieur, ce vase a un 

 couvercle perce seulement pour laisser passer les ouvertures 

 des trois boites cylindriques. 



Voici maintcnant comment on pcutdwluire des indications 



