VERS LES ESPACES CELESTES. %iS 



parois des boUes cylindriques) ; si ensuite on mt;ne par le 

 centre de I'un des thermom^tres un cone ayant pour base 

 I'ouverture circulaire de la boite, et une sphere, et si Ton 



appelle . le rapport de la portion de surface interceptde sur 



cette sphere par le c6ne, a la surface totale de la sphere, on 



aura r-JJa ~ — ^ — " + ^ o i equation dans laquelle 



X seul est inconnu, et d'oii par consequent, Ton pent tirer 

 la valeur de x. 



C'est parceque la vraie temperature de I'air ne pent se 

 d6duire des indications d'un seul thermometre fixe, qu'on 

 est oblige d'employer Irois thermometres comme pour la 

 mesure de la temperature exacte de I'air, ainsi que je I'ai 

 fait voir dans un memoire insere dans les comptes-rendus 

 de I'Academie des Sciences, t6me 33, page 207 (1). Les equa- 

 tions (4) et (5) ci-dessus donnent a la fois la valeur de nt et 

 celle de n, et par consequent permettent d'obtenir la valeur 

 de t ou I'exc^s de la temperature de I'un des thermometres 

 sur la temperature exacte de I'air contenu dans une des 

 boites. 



(I) Celte melliocle sera toujours, je crois, la plus exacle pour four- 

 nir la temperature de lair. Depuis mon memoirede 1851, en juillet 

 1854, j'ai songe aussi, pour obtenir sans calcul, par la photogra- 

 phie, la vraie courbe thermometrique, a placer un tbermometre 

 au milieu d'une serie d'enveloppes metalliques minces. Un courant 

 d'air passe sur la boule du thermometre et entre toutes ces enve- 

 loppes, qui se trouvent ainsi, les interieures surloiit, sensiblement 

 a la temperature de I'air. Mais il importe que I'air ne soil ni corn- 

 prime ni dilate en le mettant en mouvement, car cela changerait sa 

 temperature. Pour obtenir ce resultat, le thermometre pent elre 

 place entre deux helices tournant ensemble, I'une refoulant, I'autre 

 aspirant fair. De plus, la boule du thermometre doit etrc recouverte 

 d'une feuillc melallique a cause des proprietes diathermanes du 

 verre. 



