314 MOVE.NS DE CO.NSTATER 



Parmi les proprieties pliysiques iles liuiles, il en est unc 

 sur laqiiellc nous insistcrons plus parliculi(>reriient, c'est 

 cello (|ui a trait aux pesanteurs specifiques. 



Mais celles-ci dilTerant tros peu les uncs dcs aulres, il ^tait 

 essciitiel de poss(5dcr, pour lour mcsure, un instrument tr^s- 

 scnsiblo, d'un emploi prompt et commode, et convenant a 

 la phipart dcs huiles fixes en usage. 



La balance hydrostatique doit elre rcpoussc^e; car, a moins 

 d"en posseder une ayant la precision ct la scnsibilite des ba- 

 lances dont se scrvent les chimislcs, dans leurs analyses 

 quanlitatives, et de proct^der avcc les soins minutieux que 

 peut, seul, apporler un observateur babile et experimente, 

 on risquerait, laplupartdu temps, de commettrc de graves 

 erreurs. 



M. Lefebvre, Courtier de Commerce a Amiens, a rt^solu 

 tres hcureusement la question, par I'invention de I'ole'ome- 

 lrc a fro id. 



C'est un instrument du genre des arcomctres; sculemcnt, 

 la graduation en a et6 calculee de telle sorte qu'il donne, a 

 la simple lecture, les pesanteurs specifiques des divcrses liui- 

 les, a la temperature d'essai, rapporlees a celles de I'eau a 

 15° centigrades, prise pour unit6. 



Les pesanteurs specifiques des huiles fixes sont inKrieures 

 a celles de I'eau; mais, a une exception pros, toutes sont 

 comprises entrc 0,900 et 1,000. Dcs lors, il dcvenait inutile 

 de fairc figurer la premiere decimale sur I'ecbelle de I'oleo- 

 metre; mais on doit la rotablir dans la lecture de I'instru- 

 ment. Si, parexemple, I'affleurement du liquide a lieu a la 

 division 34, on en conclura que la pesanteur specifique est 

 0,934 a la temperature a laquelle on operc. 



Pour qu'on puisse juger de la sensibilitc de I'instrument 

 et du degre d'exactitude auqiiel il peut conduire, designons 

 par : 



