:^I8 



MOYENS DK OO.NSTATEK 



on prenant pour A, dans Ic tableau qui precede, la valeur 

 qui se rapportc a la temperature de I'experience. 



go _ £[ est, en second lieu, Ir&s-essentiel que I'olt^ometre 

 on service soittoujours nettoy6 a fond, atlcndu que la couche 

 d'huile qu'il entraine, quand on le retire de I'eprouvelte, 

 durcissant a I'air, augmenlerait sensiblement le poids nor- 

 mal de rinstrument. 



Avant d'en faire usage, on aura done toujours soin de le 

 laisser plough, pendant quelques instants, dans une solution 

 de sous-carbonate de polasse, laquelle saponiflera I'huile 

 adherente aux parois; ensuite on le lavera a grande eau et 

 on I'essuiera avec un linge fin, jusqu'a ce qu'il soit devenu 

 parfaitement sec. 



3° — Les eprouvettes destinies a contenir les huiles dont 

 on cherche les pesanteursspecitiques, seront en verre, a pied, 

 et auront un diametre de 0"", 07 a 0,08 environ ; leur bord 

 sera completement rond, sans bee. 



On n'y versera d'abord qu'une quantity d'buile telle que, 

 apres I'immersion de Tinstrument, le niveau du liquide soit 

 un peu au-dessous des bords de I'eprouvette, que Ton ache- 

 vera de remplir completement et avcc precaution, jusqu'a ce 

 que la surface de I'luiile apparaisse un peu au-dessus des 

 bords du vase. 



Lorsquel'ol^ometre sera fixe, on I'enfoncera d'une derai- 

 division, a peu-pres, en prcssant legfiremenl sur la tige et 

 on laissera I'dquilibre se rctablir. C'cst a ce moment qu'on 

 fera la lecture do I'instrument, en visant le niveau de I'huile 

 et notanl a quelle division il correspond. Si on prefere noter 

 le sommct du petit menisquc qui s'eleve le long de la ligc, ;i 

 une liautciir de 0*", 001 2o, environ, il faudra ajouler celle 

 liautcur au chilTrc observe}. 



