394 ANALYSE DES TRAVAUX 



ecarts maximum ii Test et a I'ouest, mais des observations 

 azimutalcs peuvent donner ogalcrnent les di'clinaisons de 

 tons les autres aslres. Un sysleme de forles tringles permet 

 d'assujellir ou de rendre libre a volonle soit les coussincts 

 de I'axe de la lunette, soit ceux de I'axe parallactique, soit 

 enlin I'axe vertical, de mani^re a donner de la stabilitci a 

 I'instrument Jans chacune des formes oii il doit etre employe. 



Seance du i3 aout 1853. 



ASTnoNOMiE. — Eclairage des fils du reticule pour le 

 pointe au nadir. — M. Emm. Liais adresse a la society le 

 complement des considerations sur les instruments d'astro- 

 nomie presenles a la derniere seance. II fait remarquer que 

 pour I'observation des fils du reticule par reflexion sur un 

 bain de mercure, I'eclairage doit avoir lieu par un miroir 

 concave et non un miroir plan, ainsi que ccla se pratique 

 actuellcment. L'effet du miroir plan estde faire tomber les 

 rayons surune tres petite portion de la surface de I'objectif, 

 cequi modifie le pointe, suivant la position de la lumiere. 

 Celte erreur est tres grave et I'auteur s'est assure qu'elle 

 pent alteindre plusieurs secondes. Le miroir concave aura 

 aussi pour effet de rendre I'iniage plusbrillante, d'empecber 

 que suivant la position de la lumiere, I'un des bords de 

 rimage soit plus brillant que I'autre, enlia de faire dispa- 

 raitre I'image dutrou menagtidans le miroirpour les rayons 

 visuels. A la vcrite, ce trou n'existe pas quand on emploie 

 un miroir transparent, mais on perd de la lumiere en plus 

 grande quantile (lu'avec le miroir concave pcrce. Lorsqu'on 

 vise Tun sur I'autre 2 coUimaleurs, on peut remplacer I'un 

 d'eux par un miroir; c'est ainsi que Ton pourrait remplacer 

 la lunette dans I'axe de la lunette d'observation dont I'au- 

 teur a parle a la derniere seance, par un miroir pcrpcndi- 



