126 .NOTICE 



celles. — Les etincclles d'induclion soiit beaucoiip plus 

 ^ncrgiques que les etincclles tics machines; et commc dies 

 pourraient Otre quclqucfois dangcreuses, si dies n etaient 

 graduees, M. Ruhmkorffet moi avons eu lidee d'interpo- 

 ser dans le circuit un tube rempli d'un liquide asscz mau- 

 vais conducteur, id que ralcool , ct de regler la resis- 

 tance du circuit par deux baguettes de Wollaston montees 

 sur des tiges a vis aux deux extremites du tube. En rap- 

 procbant ou en eloignant ces baguettes , par lintcrmediaire 

 de ces vis , on diminue ou on augmente la resistance du cir- 

 cuit, et partant, letincdle diminue ou augmente d'intensite. 



Pour appliquer convenablement letincdle, on fait tenir 

 au malade lextremite du rheophore en rapport avec le pole 

 interieur du circuit, et le medecin excite Tetincdle avec 

 I autre rheophore a travers lequd il a introduit le regu- 

 lateur. 



On pent, sans regulateur, obtenir des Etincclles assez fai- 

 bles en les provoquant sculement de la part du pole cxte- 

 rieur du circuit induit. II suffit alors au medecin d'attacher 

 a ce pole un des rheopliores et den porter la pointe a un 

 ou deux millimetres de la partie du corps que Ton veut elec- 

 triser, sans que le malade soit en rapport avec I'autre pole 

 du circuit. 



Electrisation par simple courant. — Cette maniere d'elec 

 triser est cellc qui necessite le plus la graduation de la force 

 du courant. On pent obtenir cette graduation au moyen du 

 graduateur que nous avons decrit precedemment ou du 

 systeme dont nous avons parl6 page 95; mais en employant 

 des rbeophores de differente flature , on pent obtenir deja 

 des affaiblissements ou des renforcements d'action c^lectri- 

 que tres-caracterises. Ainsi, en prcnanl pour rli(''ophores 

 des fils tres-fins et n appliquant sur la partie malade que 

 leur extremite, les commotions sontinfiniment moins cner- 

 giques qu'avec des plaques ou des epongos imbibees d'ean ; 



